MESURES RELATIVES AU PHENOMENE DE RERR, ETC . 189 



essentiellement en deux glissières r. La plaque qui, sur la 

 glissière supérieure, porte les anneaux, repose sur un demi 

 cercle s, de sorte que trois petites vis permettent de la dis- 

 poser de telle manière, que la normale au miroir t se trouve 

 placée perpendiculairement à Taxe du spectromètre. La plaque 

 portant les glissières peut être serrée dans un anneau, et 

 tournée alors à l'aide de la vis w, autour d'un axe vertical. 

 Cette vis agit sur le levier u, fixé à l'anneau. Des déplacements 

 de grande amplitude s'effectuent à la main, l'anneau étant, à 

 cet effet, rendu libre. 



Les glissières et l'anneau sont vissés à la plaque y, et celle- 

 ci se fixe à son tour sur o à l'aide des vis z. 



Si l'analyseur est monté indépendamment du spectromètre, 

 on dispose l'appareil portant l'analyseur sur une pièce trans- 

 versale de fer G, que l'on fixe solidement à l'établi. Cette 

 pièce peut être déplacée sur le banc du tour, de manière que 

 l'analyseur puisse être monté à côté de celui-ci. L'appareil 

 entier est placé sur une pierre, isolée du reste du plancher. 



12. Dans la construction de cet appareil on a, autant que 

 possible, pris soin que les différentes parties puissent être 

 placées dans la position requise, et solidement fixées dans cette 

 position. Comme les rotations ne se montent qu'à quelques 

 minutes, et que la manière dont on les mesure réclame une 

 position fixe et invariable, surtout des miroirs et des niçois, 

 il faut qu'il soit satisfait à ces deux conditions. La construction 

 de cet appareil ne fut entreprise que lorsqu'il fut devenu 

 évident qu'un appareil plus simple ne donnait pas de résultats 

 auxquels on pût se fier 1 ). 



C. Polariseur et analyseur. 



13. La manière dont on effectue les déterminations à l'aide 

 du polariseur et de l'analyseur est la même que celle anté- 

 rieurement employée pour la détermination des orientations 



*) La discussion montra qu'une série entière d'observations, obtenue à 

 l'aide de cet appareil, devait être rejetée. 



Archives Néerlandaises, T. XXVII. 13 



