204 



R. SISSINGH. 



ces pièces, de la grande lunette du spectromètre ; et il est 

 donc nécessaire, pour les lectures au miroir, de remplacer 

 par cette lunette la lunette à analyseur avec l'anneau et le 

 miroir. Il vaut mieux aussi enlever quelquefois le polariseur, 

 car les déviations que ce nicol fait subir à la lumière influent 

 sur l'incidence et sur le centrage. 11 faut de plus beaucoup 

 de précautions quand on enlève les lunettes à niçois de leurs 

 manchons et quand on les y replace; sinon les résultats des 

 lectures ne sont plus les mêmes. Une minute correspond, en 

 effet, dans la lunette, à 1,5 division de l'échelle ; et même 

 une petite différence de position des tubes dans leur manchon, 

 ou un léger déplacement du miroir relativement au nicol, 

 produit dans la lecture au miroir une modification consi- 

 dérable 1 ). 



Les observations, faites à l'incidence i = 51° 22' à l'aide du 

 miroir II conduisirent aux résultats suivants : 



Orientations principales. 

 Miroir de fer. Miroir d'argent. Miroir de fer. 



Polariseur. Analyseur. Polariseur. Analyseur. Polariseur. Analyseur. 



388,7 



279,8 



389,1 



280,4 



386,6 



280,2 



8,8 



79,3 



7,7 



78,5 



7,6 



81,2 



9,0 



80,6 



8,9 



79,4 



7,3 



81,6 



8,8 



80,5 



6,7 



78,6 



7,1 



80,0 



9,2 



80,0 



8,2 



79,2 



6,5 



78,8 



8,5 



79,4 



8,8 



79,0 



6,9 



80.2 



8,2 



79,3 



8,2 



78,3 



7,3 



80,1 



9,2 



80,0 



7,3 



80,3 



6,7 



79,1 



388,8 



279,9 



388,1 



279,2 



387,0 



280,2. 



*) J'ai pu constater que ces lectures sont constantes si l'enlèvement 

 répété des lunettes se fait avec précaution. 



