MESURES RELATIVES AU PHENOMENE DE RERR, ETC. 207 



Dans ces mesures, des rotations de 1' du polariseur et de 

 l'analyseur, ou V p et V a étaient, exprimées en degrés de 

 l'échelle, 1,33 et 1,23. Vu la difficulté des observations de 

 cette espèce, il est permis de conclure de ceci que les orien- 

 tations principales, pour le miroir d'argent et le miroir de fer 

 désaimanté, concordent dans les limites des erreurs possibles 1 ). 



C. Détermination des rotations dans V aimantation 

 positive et négative. 



24. La détermination de l'amplitude et de la phase, et 

 m, de la composante magnéto-optique se simplifie, comme il 

 a déjà été remarqué, considérablement, si l'on peut admettre 

 que <u change de signe avec le sens de l'aimantation, tandis 

 que m conserve la même valeur. Si, en effet, il n'en était pas 

 ainsi, il faudrait, chaque fois qu'une rotation à zéro a été 

 déterminée, rechercher par désaimantation l'orientation prin- 

 cipale, et connaître de plus, pour la rotation au minimum, 

 la quantité dont un des niçois s'écarte de cette position. 

 Quelque simple et évidente que paraisse cette hypothèse, il 

 ne sera pas inutile d'examiner si les observations la con- 

 firment. 



A cet effet, les rotations au minimum sont examinées en 

 détail à l'aide du miroir II, à l'incidence i = 51° 22', pour 

 laquelle les rotations sont très considérables et peuvent encore 

 être très exactement observées (§ 6). Il est nécessaire, pour 

 une observation précise, que l'on dispose devant la fente du 

 collimateur une autre fente, très étroite et transversale. L'emploi 

 de la fente toute entière a l'inconvénient que l'intensité au 

 milieu de la fente peut seulement être rendue minima, tandis 

 qu'une rotation plus petite ou plus grande d'un des niçois 

 rend l'intensité beaucoup plus faible qu'au milieu. La bande 

 est, en cet endroit, beaucoup plus obscure. Tout déplacement, 



) Voir pour la précision des observations le § 26. 



14* 



