258 



P. ZEEMAN. 



CHAPITRE PREMIER. 



Disposition générale de l'appareil et méthode 

 d'observation. . 



§ 1. L'appareil décrit par M. Sissingh, et employé pour 

 la réflexion équatoriale, put en grande partie servir à l'étude 

 de la réflexion polaire. Je renvoie en conséquence à sa des- 

 cription '), et ne veux indiquer que les changements dans la 

 construction et dans les appareils auxiliaires que l'examen 

 de la réflexion polaire nécessita. 



§ 2. U électro-aimant (fig. la et b Pl. IV). Les miroirs employés 

 dans les mesures étaient soit des surfaces polies aux extrémités 

 de barreaux des métaux à étudier, soit de petites plaques dispo- 

 sées devant les extrémités d'un noyau de fer. Les barreaux 

 avaient environ 12 cm. de longueur et 5 mm. de diamètre 

 (voir plus loin les matériaux constituants). Afin de pouvoir 

 disposer facilement, au moyen du spectromètre, la surface réflé- 

 chissante sous un angle d'incidence approprié il faut que la 

 bobine d'aimantation soit de construction suffisamment légère. 

 L'emploi du spectromètre offrait déjà des avantages particu- 

 liers rien qu'en vue du mode de contrôle constamment employé 

 par moi, et de l'étude de la variation des constantes optiques 

 avec la longueur d'onde. Les barreaux (A H) constituent le 

 noyau de l'électro-aimant, et sont fixés par une de leurs 

 extrémités à un morceau de fer doux (A C D E), deux fois 

 recourbé à angle droit, dont la partie placée en face du miroir 

 sert à recevoir l'aimant secondaire E F, enveloppé lui aussi de 

 fil. Cet aimant secondaire est pourvu en outre d'un pas de 

 vis, permettant de le rapprocher ou de l'éloigner du miroir. Son 



4 ) Sissingh, Natuurk. Verh. d. Kon. Ahad., Amsterdam. Deel XXVIII, 

 p. 1, 1890; voir aussi Wiedem. Ann., Bd. 42, p. 145, 1891, et Arch. néerl., 

 T. XXVII, 1893, p. 173. 



