MESURES RELATIVES AU PHENOMENE DE KERR, ETC. 259 



extrémité est taillée en cône, conformément aux observations 

 de M.M. Stefan 1 ) et Ewing 2 ). Les autres dimensions 

 sont les suivantes : 



Le courant fourni par une batterie d'accumulateurs était de 

 20 à 12 amp. Le poids de la bobine était de 4,8 K.G. seu- 

 lement, la résistance de 1 ohm environ. Le fil de cuivre, 

 appliqué sur la bobine en 23 couches de 53 tours de spire, 

 avait 2 mm d'épaisseur 3 ). Des spirales de cuivre ont encore 

 été appliquées plus tard autour de C D et de E Z), comprenant 

 dans chaque cas 7 couches, respectivement de 63 et de 12 

 tours de spire. 



§ 3. Le spectroscope. J'ai fait usage, dans l'étude de la dis- 

 persion du phénomène et la détermination des constantes 

 optiques, d'un spectre prismatique, formé par un spectroscope 

 que je fis construire à cet effet par M. A. Hilger. Il m'était 

 précieux, dans ces expériences, de pouvoir faire alterner sans 

 peine la lumière blanche et colorée, sans déplacer soit la 

 lampe électrique, soit le miroir de l'héliostat; sans non plus 

 verser dans l'emploi de dispositifs de dimensions telles, qu'ils 

 rendraient nécessaire un agrandissement du pilier existant. 

 Le spectroscope à vision directe de M. Christie, construit 

 par M. Hilger pour le laboratoire de physique de Leyde, 

 mérite, pour cette raison, et par la position relative invariable 



!) Stefan. Wien. Sitz.ber., Bd. 97, Abth. Ha, 1888. Wiedem. Ann. 

 Bd. 38, p. 440, 1889. 



2 ) Ewing. Magnetic Induction in Iron etc., 1892, p. 141 etc. 



3 ) Les dimensions de Télectro-aimant auraient pu être choisies d'une 

 manière un peu plus avantageuse. M. Siertsema m'a communiqué que, 

 d'après un calcul tait par lui, le noyau aurait dû avoir une épaisseur plus 

 grande. 



D C 



A G 

 AG 

 SR 



