260 



P. ZEEMAN. 



de la lunette et du collimateur, propres à ce spectroscope seul, 

 une préférence toute spéciale. 



Les autres détails du spectroscope „half-prisrn" se trouvent 

 dans le mémoire de M. C h r i s t i e 1 ). Je fis naturellement 

 usage du spectroscope dans la „diminishing position." 



L'oculaire, indiqué figure II PL V, a été enlevé du spectros- 

 cope, et remplacé par une lentille cylindrique à axe horizon- 

 tal, appropriée aux exigences dioptriques du reste de l'appareil. 



La figure II Pl. V permet de se représenter les dimensions 

 du spectroscope, construit pour nos expériences par M Hilger. 

 Les angles au sommet des prismes de flint et de crown sont 

 respectivement de 49° et 110° ; ils diffèrent légèrement de ceux 

 de l'appareil de M. Chris tie, mais sont plus avantageux 

 que ceux-ci. La courte distance focale et la grande ouverture 

 des objectifs constituent également une différence. On a, pour 

 le prisme de flint ^ = 1,7595, ^=1,8411, pour le prisme 

 de crown )i Â == 1,510, ^'^=1,530. 



En réglant les largeurs de fente du spectroscope et du col- 

 limateur, il fut possible de régler la pureté de la lumière, qui 

 doit varier dans les diverses parties de ces expériences. Quoi- 

 que, dans notre spectroscope l'étendue relative des différentes 

 parties du spectre soit plus favorable que dans les spectros- 

 copes à prisme ordinaires, la dispersion de la partie violette 

 y est encore trop forte. L'appareil dut être placé sur un 

 système de deux glissières mobiles dans deux directions per- 

 pendiculaires l'une à l'autre. Ceci permet, un mouvement 

 azimutal étant également possible, de placer le spectroscope 

 sans difficulté dans la position exacte, tout en lui conservant 

 la stabilité indispensable. 



§ 4. La détermination des petites rotations se fit par une lec- 

 ture au miroir. J'avais eu soin de rendre impossible tout 

 mouvement du miroir analyseur durant les observations. Le 

 mode de fixation consiste en ceci, que le miroir porte un 



J ) Christie. Proc. R. S. Londen. Vol. 26, pâg. 8, 1878; et Introduction 

 to Greenwich Observations, 1888, pag. 17. 



