﻿178 



-T. A. C. OUDEMANS ET J. BOSSCHA. 



Galilée pour mesurer les distances des étoiles en valeur angulaire ne 

 lui a pas réussi. On se demanderait plutôt si Galilée a fait Fessai de 

 la méthode qu'il recommande. 



M. J. A. C. Oudemans a fourni les moyens de vérifier les calculs précé- 

 dents en mesurant au moyen d'un sextant, aussi exactement que possible, 

 la valeur angulaire d'objets qui couvraient complètement le champ d'une 

 lunette hollandaise. Il a l'avantage d'avoir à Utrecht pour voisin M. J. 

 A. Koch, médecin en retraite, qui occupe ses loisirs à construire des 

 instruments d'optique et a acquis dans cet art une grande habileté. Il a 

 suffi de lui exprimer le désir de pouvoir essayer des lunettes hollandaises, 

 comme celles dont se servaient Galilée en Maelus, pour les obtenir de 

 son obligeance dans deux ou trois jours. M. Oudemans en a essayé trois, 

 dont les objectifs avaient des distances focales de 65, 86 et 125 centi- 

 mètres: l'oculaire était le même pour les trois instruments, savoir de 

 2,08 centimètres; on en déduit les valeurs suivantes: 



Grossissement G 31 41,3 60 



distance des verres d 629,2 839,2 1229,2 mm. 



L'observateur tenait l'œil fixé aussi près que possible de l'oculaire. 

 Mais, comme la distance de l'image de la pupille à la cornée est de 2,5 

 millimètres, on ne peut guère évaluer à moins de 3 millimètres la dis- 

 tance de l'image de la pupille à l'oculaire. La pupille de l'observateur 

 (M. Oudemans) est remarquablement étroite et d'après lui n'atteint pas 

 tout à fait 2 millimètres. C'est pourquoi nous avons préféré vérifier les 

 observations relatives au champ, en calculant le diamètre/» de l'image 

 de la pupille d'après chacun des groupes d'observations, inscrites dans 

 le Tableau de la page suivante. Nous obtenons ainsi: 



p = 1,95 mm. 

 1,90 

 2,05 



moyenne 1,97. 



Avec la moyenne nous avons calculé le champ pour chaque observa- 

 tion afin de le comparer à la valeur observée. 



