358 



H. J. HAMBURGER. 



Sans parler de la délicatesse de ces membranes et de la 

 difficulté consistant en ce qu'on a affaire non seulement à 

 une membrane homogène, mais aussi à une membrane poreuse 

 (cylindre d'argile), le dispositif de M. Pfeffer ne peut nous 

 convenir pour cette autre raison de sa semi-perméabilité. Il 

 ne laisse passer que l'eau, arrête l'albumine et les sels ; et ceci 

 ne peut s'appliquer aux membranes animales. 



Cette semi-perméabilité se retrouve dans les membranes de 

 précipitation confectionnées plus tard par M. G. Tarn m an. 

 Celles-ci sont d'ailleurs bien trop épaisses pour notre objet. 



Afin de faciliter la description de l'appareil, je prierai le 

 lecteur de vouloir suivre les préparatifs d'une expérience. 

 Nous aurons ainsi l'occasion de décrire dans l'ordre voulu 

 les diverses parties* de l'appareil, et nous pourrons au besoin 

 en donner la signification. 



La partie essentielle est évidemment la membrane. 



Celle-ci s'obtient en tournant horizontalement, autour de 

 son axe longitudinal, dans un liquide aux dépens duquel la 

 membrane doit prendre naissance, un tube de toile métallique. 

 Les mailles de la toile se remplissent d'elles mêmes. 



Les liquides que j'ai jusqu'ici employés avec succès sont 

 des solutions de gélatine, de gélatine et d'agar-agar et de 

 collodion. 



Quand on a enlevé le tube du liquide, on continue pendant 

 quelques instants le mouvement de rotation horizontal. La 

 membrane ne tarde pas à se solidifier. 



Si l'on tient le tube contre le jour, il arrive que l'on aper- 

 çoive une maille non remplie. Il est facile de réparer l'acci- 

 dent, en laissant tomber d'une fine pipette une goutte de la 

 substance membranogène. 



Mais si l'on craint, poui une cause quelconque, un épais- 

 sissement local de la membrane, et que l'augmentation géné- 

 rale de l'épaisseur ne soit pas nuisible, on pourra plonger 



