SUR UN APPAREIL PERMETTANT D'ÉTUDIER, ETC. 359 



le tube une seconde fois dans le liquide en l'y faisant tourner ; 

 sinon, il faudra en confectionner un nouveau. 



A cet effet, on le plonge dans l'eau bouillante, si l'on a fait 

 usage de gélatine ou de gélatine- agar. La membrane est- elle 

 formée de collodion, on plongera le tube dans un mélange 

 d'alcool et d'éther. 



Le nettoyage va plus rapidement quand on a recours à 

 une brosse. 



Quand on a finalement bien lavé le tube à l'eau froide, on 

 l'essuyé au moyen d'un linge, et on le dépose pendant quel- 

 ques minutes dans un endroit chaud. 



L'élévation de température a un double avantage. La toile 

 métallique sèche mieux, et la membrane adhère mieux aux 

 fils. Cependant les tubes froids m'ont également donné de très 

 bons résultats. 



On peut maintenant procéder d'emblée à la confection d'une 

 nouvelle membrane. 



Je prépare d'ordinaire trois membranes de suite, de ma- 

 nière à en avoir deux de réserve. Il arrive en effet assez sou- 

 vent que c'est au. moment de remplir le tube de liquide que 

 l'on s'aperçoit d'un défaut. Si l'on dispose aussitôt d'une 

 nouvelle membrane, la perte de temps est réduite à un 

 minimum. 



Les tubes préparés se conservent dans des cylindres de verre 

 fermés, par conséquent à l'abri de l'air. Sinon la mem- 

 brane pourrait se dessécher 1 ), et lors de l'expérience il fau- 

 drait attendre qu'elle se soit imbibée à nouveau du liquide 

 primitif. 



Naturellement cette observation ne s'applique pas aux mem- 

 branes de collodion. Celles-ci, après évaporation complète de 



*) Je n'ai pas l'intention de proposer comme règle générale la conserva- 

 tion des tubes en vase fermé. Je me ligure parfaitement que l'on puisse 

 dans certaines circonstances désirer la dessiccation préalable des mem- 

 branes. 



