SUR UN APPAREIL PERMETTANT d'ÉTUDIER, ETC. 363 



de verre et le robinet 6. Si l'on ferme le robinet 6, l'air peut, 

 quand on remplit l'espace annulaire, s'échapper par le robinet 5, 

 qui est ouvert. La vis 7 permet d'élever ou d'abaisser le 

 robinet 6. 



Il est inutile de faire observer que le dispositif ici décrit 

 permet également de faire circuler du liquide dans l'espace 

 annulaire. On peut également adapter à l'entonnoir 2 un ro- 

 binet qui se règle automatiquement. 



Le reste de l'appareil est de signification relativement se- 

 condaire. Il n'est cependant pas inutile de faire observer qu'au 

 trépied en fer S est adapté une vis de réglage 9, permettant, 

 lors du remplissage des deux tubes, de donner au côté gauche 

 une position plus élevée qu'au côté droit. Cela est absolument 

 indispensable pour chasser les dernières bulles d'air. Quand 

 les tubes sont remplis, on leur rend, au moyen de la vis de 

 réglage, leur position horizontale. 



On remarquera encore que le support 8 contient le cylindre 

 mobile 10, qui peut y être fixé. Ce cylindre vertical 10 sup- 

 porte la tablette 11, qui soutient les deux tubes, et à laquelle 

 sont fixées aussi les deux tiges de laiton y et 12, ainsi que 

 l'échelle appartenant aux tubes h i et k 5. 



Au début, je me servais de pinces au lieu de robinets de 

 verre. Mais j'y renonçai quand j'eus vu des membranes, qui 

 pendant quelque temps avaient paru parfaites, montrer brus- 

 quement des fuites. 



On conçoit en effet sans peine a posteriori que dans un 

 réservoir, que l'on ferme au moyen d'une pince, il doive y 

 avoir une légère augmentation de pression. Or, si comme dans 

 le cas présent la paroi est constituée de minces plaques d'une 

 substance délicate, il n'est guère étonnant qu'il s'y forme une 

 déchirure ou un petit orifice. 



L'usage de l'appareil repose donc en général sur les opé- 

 rations suivantes : 



