364 



H. J. HAMBURGER. 



1° Inclinaison de V appareil au moyen de la vis 9. 

 2° Remplissage du tube homogène. 



A cet effet, les robinets z et i étant ouverts, on ouvre éga- 

 lement le robinet s. Aussitôt que du robinet z commencent 

 à tomber des gouttes de liquide, on le ferme. Le tube homo- 

 gène continue à se remplir. La pression hydrostatique est 

 facile à régler et à mesurer. 



Quand le tube est rempli, on remarque immédiatement si 

 la membrane présente quelque part une déchirure; dans ce 

 cas en effet le liquide descend assez rapidement dans le tube 

 hi, et on voit aussi à la face extérieure de la membrane se 

 rassembler des gouttes liquides. 



Il importe cependant de faire observer qu'une baisse légère a 

 toujours lieu au début dans le tube h i, parce que la membrane 

 s'imbibe d'un peu de liquide. Mais il suffit d'avoir travaillé 

 quelque temps avec l'appareil pour distinguer immédiatement 

 si la baisse doit être attribuée à un défaut de la membrane 

 ou à une simple imbibition. 



J'ai jusqu'ici, dans toutes mes expériences, attendu au moins 

 une demi-heure après que le niveau fût devenu constant dans 

 hi avant de passer à l'opération 3°. 



3°. Remplissage de l'espace annulaire (tube de verre). 



Le remplissage a lieu au moyen de l'entonnoir 2 et du 

 robinet 4. Les robinets 5 et 6 sont ouverts. Le dernier reste 

 ouvert jusqu'à ce que des gouttes de liquide commencent à 

 sortir. A ce moment on le ferme. Ici encore la pression hy- 

 drostatique se laisse parfaitement régler et mesurer (tube k 5). 



4°. L'appareil est mis en position horizontale. 



A cet effet on tourne en sens inverse la vis 9. 



A présent l'expérience proprement dite peut commencer, 

 avec ou sans courant liquide. 



