UNE METHODE DE DETERMINATION, ETC. 



379 



point de rotation a été construit par M. K âge n a ar à Utrecht 

 et permet de procéder aux mesures avec la précision néces- 

 saire. Sur un secteur d'ébonite se meut autour de son centre 

 un secteur plus petit de laiton. Ce dernier à son tour porte 

 une pièce rectangulaire d'ébonite, mobile dans deux rainures 

 perpendiculairement au rayon bissecteur, et dans le plan du 

 secteur d'ébonite. Le rectangle d'ébonite supporte en premier 

 lieu l'appareil à glissière permettant de mesurer la distance 

 du point de rotation du secteur à la cornée, et en second lieu 

 un petit cylindre noirci intérieurement, qui renferme les deux 

 repères. Ceux-ci se composent de réticules confectionnés de 

 cheveux humains épais et noirs. Les repères sont disposés de 

 manière à être également distants du plan sur lequel ils 

 glissent, et à être vus dans la même direction qu'un repère 

 établi au point de rotation du secteur. Dans cette position, le 

 rectangle se trouve au zéro de la graduation, et la ligne de 

 visée perpendiculairement au sens du glissement du rectangle. 

 Un vernier permet de lire l'amplitude du déplacement en 

 dixièmes de millimètres. Les angles de rotation de la ligne 

 de visée se lisent sur un axe gradué. L'appareil est relié par 

 trois axes et des vis à une pièce maintenue par les dents 

 permettant de lui donner une position invariable par rapport 

 à l'œil, et en même temps de l'orienter pour tous les plans 

 de vision. Le poids de l'appareil est très faible, de manière 

 que les mâchoires peuvent le porter ; rien n'empêche d'ailleurs 

 en cas de fatigue de le laisser reposer sur un objet approprié '). 



Pour pouvoir procéder rapidement à des déterminations 

 sur les malades, je me propose de remplacer les réticules 

 par deux fentes étroites, derrière lesquelles sont disposées de 

 petites lettres bien éclairées. On s'assure, en faisant lire, que 



') La précision de l'appareil peut être contrôlée en procédant d'abord 

 aux mesures dans un même plan, l'appareil ayant sa position ordinaire, 

 puis en répétant les mesures après qu'il a été tourné de 180° autour de 

 la ligne de visée principale primaire. Le résultat doit être identique. 



