116 V. S. M. VAN DER WILLIGEN. DETERMINATION DES 



spectromètre de Meyerstein 1 ) de Goettingue, avant un cercle de 

 10 pouces eu diamètre. Ce spectromètre donne les angles à deux 

 secondes près, à l'aide de deux microscopes à vis micrométriques 

 diamétralement opposés. La plate -forme centrale est une table à 

 trois vis calantes, posée sur un petit cercle central divisé, se 

 mouvant autour du même axe que le grand cercle; un vernie r 

 unique permet la lecture de ce petit cercle jusqu'à une minute 

 près. Pour abréger la description de cet instrument, on peut dire 

 que c'est un goniomètre perfectionné, dont le cercle fondamental 

 divisé est invariablement fixé au bras qui porte la lunette obser- 

 vatrice. Les plaques et les faces des prismes sont posées paral- 

 lèlement à l'axe du cercle et perpendiculairement à l'axe de la 

 lunette, à l'aide du réticule de l'oculaire, illuminé, comme dans 

 les instruments d'astronomie, par une petite lanterne et une lame 

 de glace placée dans l'oculaire sous un angle de 45°; c'est la 

 coïncidence plus ou moins exacte des fils vus directement et de 

 leur image réfléchie par les plaques ou les prismes, qui fait juger 

 de la position plus ou moins satisfaisante des surfaces réfléchis- 

 santes. La construction de cet instrument ne permet pas l'usage 

 des deux déviations à gauche et à droite, c'est-à-dire qu'on ne 

 peut pas éliminer l'erreur du zéro ou, pour mieux dire , F erreur de 

 collimation de l'axe du tube, source de lumière, et de l'axe de la 

 lunette observatrice : on est obligé de vérifier à chaque instant l'axe 

 de cette lunette relativement à la fente illuminée du collimateur. 



Afin d'obtenir, par la combinaison des observations, un résul- 

 tat définitif indépendant des imperfections des réseaux eux-mêmes , 

 on a eu soin d'opérer sur chacun d'eux dans quatre positions 

 différentes , en changeant successivement la face tournée vers l'ob- 

 servateur et le bord placé supérieurement. 



La température ne pouvant avoir , sauf peut-être pour le réseau 

 tracé en argent, qu'une influence inappréciable sur les résultats, 

 et la mesure de la température des plaques elles-mêmes étant 



») M. Meyerstein, Das Spectrometer. Gottingeu 1861. Poggendorf's Aimalen, 

 T. XCVIII, p. 91 , 1856. 



