EXAMEN DU CARDIOGRAPHE 



PAR 



F. G. DONDERS. 



Pour enregistrer l'action du cœur M M. Chauveau et Marey se 

 sont servis du cardiographe , instrument qui se prête également 

 bien à la représentation graphique d'autres mouvements. Comme 

 je* l'ai appliqué et compte l'appliquer encore à des usages très 

 divers, j'ai cru devoir rechercher à quel degré d'exactitude ses 

 indications pouvaient prétendre. Ce sont les résultats de cette 

 étude que je vais communiquer. 



M. Marey distingue dans le cardiographe un appareil enregis- 

 treur et un appareil sphygmographique. 



Le premier se compose de deux cylindres minces qu'un mou- 

 vement d'horlogerie fait tourner sur leur axe : une bande de papier 

 tendue entre les deux cylindres se déroule sur l'un et s'enroule 

 sur l'autre, pendant que, sur la portion tendue, les mouvements 

 des petits leviers de l'appareil sphygmographique s'inscrivent à 

 l'encre. Au lieu du système de deux cylindres, on peut faire 

 usage d'un seul cylindre plus large, par exemple de celui du 

 kymographion tel qu'il a été modifié par M. Brondgeest '). Ce cy- 

 lindre est recouvert de papier lisse, et on le fait tourner lente- 

 ment, l'axe occupant une position horizontale, au-dessus d'une 

 flamme de pétrole; dans la couche noire uniforme, ainsi obtenue, 



l ) Ver si. en meded. der Kon. Akad. van Wetensch., 1863, T. XV, p. 267. 



