F. C. DONDERS. EXAMEN DU CARDIOGRAPHE. ZÔl 



les leviers tracent, au moyen de petits plumets ou de ressorts 

 délicats en aluminium, des lignes blanches très nettes: pour 

 fixer la couche noire, le papier, après avoir été enlevé du cy- 

 lindre, est passé dans de l'alcool mêlé de vernis, puis séché. 



La partie essentielle est l'appareil sphygmographique. La fig. 1 

 en donne une représentation. On y voit trois leviers A, A' , A", 



ïig- 1- 



avec leurs accessoires, parfaitement semblables entre eux et agis- 

 sant chacun d'une manière indépendante, de sorte qu'ils permet- 

 tent d'enregistrer simultanément, et directement l'un au-dessous 

 de l'autre, trois mouvements différents. C'est ainsi que MM. Chau" 

 veau et Marey *) notèrent à la fois la contraction de l'oreillette, 

 celle du ventricule et la pulsation cardiaque chez le cheval. La 

 fig. 2 montre plus clairement la disposition sphygmographique. 



Fig. 2. 



La virole E e entoure la tige verticale , sur laquelle on la fixe , à 

 la hauteur voulue, au moyen d'une vis latérale. Près de l'extré- 

 mité supérieure de la virole est adaptée une pièce horizontale S, 

 dont la partie antérieure porte l'axe a du levier A. Ce levier 

 repose sur un petit chevalet ou couteau en bois, fixé au centre 



') Physiol. mtd. de la circulation, Paris, 1863, p. 47. 



