F. C. D0NDERS. EXAMEN DU CARDIOGRAPHE. 235 



fond avec celle du cardiographe et des appareils enregistreurs en 

 général. Les premiers essais eurent lieu à l'occasion des phéno- 

 mènes observés chez Eugène Groux 1 ), patient affecté de fissure 

 congénitale du sternum. Outre le choc du cœur b à l'endroit or- 

 dinaire, on observa, dans ce cas, une contraction a dans la fis- 

 sure, et au-dessus de a encore une pulsation c. Il est clair que 

 la signification de ces mouvements devait être déduite surtout de 

 leur ordre de succession. Le sphygmoscope du Dr. Scott Allison 

 parvint d'abord à rendre a et b visibles, l'un à côté de l'autre, 

 par les mouvements d'un liquide coloré dans deux petits tubes 

 de verre. Le Dr. Upham , de Boston , rendit ensuite la différence 

 de temps perceptible à l'oreille à l'aide de son sphygmosphone , 

 qui, par voie électro -magnétique , faisait répéter les mouvements 

 a et b par deux timbres de son différent. Finalement le même 

 expérimentateur, sur les indications de son ami M. Farmer, en- 

 registra aussi les temps par l'horloge électrique et même, plus 

 tard, par les appareils chronoscopiques de l'observatoire de Cam- 

 bridge , avec lesquels on s'était mis , à Boston , en communication 

 télégraphique. 



Dans tous ces cas, le mouvement du cœur se transmettait à 

 une membrane de caoutchouc, tendue sur une petite cloche de 

 verre d'où partait, à l'autre côté, un tuyau élastique. Si ce 

 tuyau élastique se termine par un tube de verre étroit, et si 

 l'appareil entier est rempli d'un liquide coloré s'élevant jusque 

 dans le tube de verre, on a le sphygmoscope du Dr. Allison. Si 

 au contraire on adapte à l'extrémité du tuyau une seconde cloche , 

 également recouverte d'une membrane de caoutchouc, cette mem- 

 brane reproduira les mouvements de celle appliquée sur la poi- 

 trine , et pourra servir alors , comme dans l'appareil de M M. Farmer 

 et Upham , à fermer et ouvrir alternativement un circuit électrique. 

 On n'aura plus qu'à animer des électro-aimants à l'aide de ce 



') Fissura sterni congenita. New observations and experiments , made in Ame- 

 rica and Great Britain , with illustrations of the case and instruments, by 

 Eugène Groux, 2 édition, Hamburg, 1859. 



