236 



F. C. DONDERS. EXAMEN DU CARDIOGRAPHE. 



circuit, et à enregistrer les instants où les contacts sont attirés. 

 Dans les premières expériences toute la capacité de l'appareil 

 était occupée par de l'air; plus tard on le remplit d'eau et on 

 s'en tint définitivement à cette disposition. 



Ces expériences furent exécutées en 1859. 



Après que M. Marey eut présenté son sphygmographe à l'Aca- 

 démie des sciences, M. Ch. Buisson construisit un autre appareil, 

 semblable à celui de MM. Fariner et Upham, avec cette diffé- 

 rence qu'au lieu d'utiliser les mouvements de la seconde mem- 

 brane pour fermer et interrompre un courant, il fit enregistrer 

 ces mouvements par le levier du sphygmographe de M. Marey. 

 A cet effet, la membrane fut pourvue d'un chevalet sur lequel 

 le levier reposait. Tout l'appareil était rempli d'air, et c'est ainsi 

 que M. Buisson devint le créateur de la méthode d'enregistrement 

 à transport aérien (cardiographe). Par son procédé M. Buisson 

 obtint, tout d'abord-, des courbes assez satisfaisantes des pulsa- 

 tions du cœur et de différentes artères, tant sur lui-même que 



sur d'autres personnes. Il reconnut 

 même qu'il suffit d'appliquer sur la 

 région du cœur l'ouverture d'un 

 large entonnoir pour que, en le 

 mettant en rapport avec le cardio- 

 graphe, les battements du cœur 

 viennent s'inscrire. Sa méthode ren- 

 j dit aussi sensible aux yeux que la 



pulsation d'une artère suit celle du 

 cœur à un intervalle d'autant plus 

 grand que l'artère est plus éloignée 

 du cœur. 



Pourtant , on pouvait espérer ob- 

 tenir une courbe encore plus par- 

 faite en améliorant la méthode. Ce 

 qui devait se présenter à l'esprit 

 en premier lieu, c'était de rempla- 

 cer l'entonnoir ouvert, ou fermé par 



