F. C. DONDERS. EXAMEN DU CARDIOGRAPHE. 



237 



une membrane plate , par un appareil à membrane tendue convexe. 

 Le stéthoscope de Konig offrit à M. Marey la réalisation de cette 

 idée. Cet instrument (fig. 5 coupe en grandeur naturelle) se com- 

 pose d'une petite caisse en cuivre A, ayant à peu près la forme 

 d'une boîte de montre , et dans laquelle se trouve un anneau B 

 garni de deux membranes en caoutchouc C , et C 2 ; un couvercle 

 en cuivre, qui n'est pas figuré ici, s'adapte sur l'anneau quand 

 on ne fait pas usage de l'instrument. Dans l'anneau s'ouvre, 

 entre les membranes de caoutchouc, un petit tube b, par lequel a 

 on peut insuffler de l'air, de manière à tendre les membranes 

 suivant une surface convexe et à faire prendre à leur ensemble 

 la forme d'une lentille bi-convexe; en fermant le robinet A- im- 

 médiatement après l'insufflation, les membranes conservent la forme 

 qu'on leur a donnée. La cavité de la caisse de cuivre se prolonge 

 par le tube a, sur lequel se fixe le tuyau de gutta-percha d, 

 dont l'extrémité est introduite dans l'oreille quand on veut aus- 

 culter. En appliquant le stéthoscope à l'endroit où le choc du 

 cœur se faisait sentir avec le plus de force, et faisant commu- 

 niquer le tuyau avec le cardiographe, M. Marey obtint déjà de 

 meilleures courbes qu'avec une" membrane élastique plate. Mais la 

 sensibilité fut encore augmentée considérablement lorsqu'il remplit 

 d'eau, au lieu d'air, l'espace compris entre les membranes C , etC 2 . 

 En opérant ainsi, M. Marey obtint sur l'homme une courbe re- 



Fig. 6. 



présentée fig. 6. De la comparaison de cette courbe avec celle 

 trouvée pour le cheval (fig. 3), M. Marey conclut que A répond 

 à la systole de l'oreillette, B à celle du ventricule, que les trois 

 petites ondes suivantes sont produites par le claquement des val- 



