240 



F. G, DONDERS. EXAMEN DU CARDIOGRAPHE. 



On voit de suite que le mouvement du levier est ici moins 

 rapide, et la vibration consécutive plus petite et plus lente; nous 

 en verrons la cause plus loin. 



Fig. 8. 



c. Les variations de pression sont produites d'une manière 

 moins brusque. Au lieu de monter et de descendre par l'action 

 intermittente d'un électro-aimant , la tige reçoit un mouvement 

 périodique d'un disque tournant autour d'un axe fixe et fonc- 

 tionnant comme excentrique. Le bord de ce disque , entaillé à la 

 lime de manière à présenter des saillies et des échancrures arron- 

 dies , presse sur un bouton que porte la tige; pendant la rotation 

 du disque , la tige s'abaisse au contact de chaque saillie , pour 

 se relever (sous l'action continue d'un ressort) au contact de 

 chaque échancrure. En même temps que les mouvements de la 

 tige sont incrits par son traçoir, ils se transmettent en petit au 

 stéthoscope fixé au-dessus de la tige, et on obtient ainsi de nou- 

 veau deux lignes isochrones: s, celle du traçoir, représentant la 

 pression exercée sur le stéthoscope, et c, celle du cardiographe, 

 indiquant les effets de cette pression. J'ai essayé des disques de 

 différentes formes, et j'ai trouvé que le cardiographe suit bien 

 le mouvement de la tige, pourvu que celui-ci ne présente pas 

 de chocs brusques. J'ai fait usage, entre autres, d'un disque qui 

 imitait très bien la forme de la pulsation cardiaque, et j'en ai 

 obtenu , à raison de 70 périodes par minute , les figures ci-dessous. 



Fig. 9 est une gravure sur bois exécutée d'après un des gra- 

 phiques les plus parfaits 1 ). 



La forme est influencée par des circonstances accessoires qu'il 



') Dans l'édition hollandaise de ce mémoire il y avait encore un tracé ori- 

 ginal obtenu sur le cylindre et collé dans chaque exemplaire. De tels tracés 

 n'étaient pas à notre disposition. Réd. 



