F. C. D0NDERS. EXAMEN DU CARDIOGRAPHE. 243 



cylindre tourne rapidement. Une forte tension, avec frottement 

 faible, est moins nuisible: il en résulte seulement que les dévia- 

 tions sont plus petites et, par suite, un peu moins exactes. Il ne 

 convient pas de tendre la mernbrane en remplissant Y appareil à 

 haute pression. On obtient toujours les meilleurs résultats lorsque 

 la pression est d'une atmosphère. 



4°. La pression du levier sur le chevalet est d'autant plus 

 grande, que le point d'appui se rapproche davantage de l'axe 

 Pour cette raison, l'amplitude des oscillations du ressort traçant 

 ne peut croître dans le même rapport que la distance entre le 

 point d'appui et l'axe diminue. En changeant cette distance, on 

 modifie aussi la rapidité des vibrations subséquentes: cette rapi- 

 dité est d'autant plus grande, que la membrane élastique est 

 moins chargée, c'est-à-dire que le levier appuie plus loin de son 

 axe sur le chevalet. Lorsque cette distance est de 8,5 millimètres , 

 on trouve des vibrations subséquentes de de seconde; à la 

 distance de 3 millimètres, elles sont d'au moins de seconde. 

 C'est à cela qu'est due la différence entre les figures 7 et 8. 

 Quand les vibrations propres sont plus lentes, le mouvement, 

 dans les poussées rapides, est aussi plus lent. Il est remarquable 

 qu'une différence de tension de la membrane élastique n'ait que 

 peu d'action sur la rapidité des vibrations subséquentes. Cela me 

 fit supposer que l'air contenu dans l'appareil pouvait exercer de 



Fig. 12. 



l'influence, et il se trouva qu'il en était réellement ainsi; on n'a 

 qu'à changer la longueur du tube, pour modifier les vibrations 

 sous tous les rapports, forme, rapidité et durée. Par l'emploi 



16* 



