F C DONDERS. EXAMEN DU CARDIOGRAPHE. 245 



ligne faiblement ascendante, avec petites ondulations 7 est, en 

 général, exacte. Ce n'est que lors d'une ascension rapide, telle 

 que la produit la contraction du ventricule, qu'il devient difficile 

 d'éviter complètement la projection avec vibrations subséquentes. 

 Aussi suis-je porté à croire qu il y a quelque chose à rabattre de 

 l'exactitude des petites oscillations du sommet obtenues par M. 

 Marey , et attribuées par lui aux vibrations des valvules veineuses. 

 Les autres parties de la courbe sont incontestablement correctes. 



M. Marey s'est servi du stéthoscope de Konig , afin d'obtenir des 

 déviations plus fortes et plus exactes pour les battements du cœur. 

 Sous ce rapport, cet appareil peut répondre au but, — mais il 

 a le défaut de ne pas être pressé d'une manière uniforme pendant 

 les mouvements de la surface sur laquelle il repose. C'est ainsi 

 que dans l'enregistrement des pulsations du cœur , les mouvements 

 respiratoires s'accusent simultanément. A certains égards, cet ap- 

 point est bienvenu. Mais il faut bien savoir qu'on n'enregistre pas 

 ainsi l'influence de la respiration sur l'action du cœur, mais la 

 respiration elle-même: pendant l'inspiration la poitrine se dilate 

 et le stéthoscope est pressé davantage; il l'est moins au contraire 

 quand, dans l'expiration, la poitrine s'affaisse. La ligne s'élève 

 donc dans l'inspiration, pour s'abaisser dans l'expiration, indé- 

 pendamment des battements du cœur, — dont le tracé se trouve 

 ainsi légèrement modifié. Pour l'enregistrement des mouvements 

 des fontanelles, on a trouvé que le stéthoscope, à cause des mou- 

 vements de la tête, était tout à fait inapplicable. Un entonnoir 

 en verre, évasé et à bords enduits de graisse, me satisfit beau- 

 coup mieux en ce cas. 



Ce qui précède était écrit et déjà tiré en épreuves, lorsque 

 nous reçûmes une nouvelle visite de M. Marey. Il m'apprit qu'au- 

 jourd'hui il emploie de nouveau le stéthoscope de Konig, non 

 plus rempli d'eau, mais d'air. Il a donné la préférence à l'air 

 parce que l'eau donne lieu à beaucoup de vibrations subséquen- 

 tes. Un examen comparatif m'a prouvé la réalité du fait. J'en ai 

 pris occasion pour comparer l'effet des différents excentriques, 

 employés avec l'air et avec l'eau, et je suis arrivé à ce résultat, 



