246 F. C. DOISDERS. EXAMEN DU CARDIOGRAPHE. 



important pour la pratique, que l'air donne trop peu et l'eau 

 trop. Les petits mouvements de la courbe ne sont aucunement 

 enregistrés par le stéthoscope rempli d'air , mais aussi on n'ob- 

 serve guère de mouvement propre. Le stéthoscope rempli d'eau 

 rend correctement , au contraire , chaque petit mouvement de la 

 courbe; mais on doit s'attendre à beaucoup de vibrations après les 

 poussées énergiques. La conclusion est, que pour enregistrer des 

 périodes lentes, sans chocs considérables, l'emploi de l'eau mérite, 

 sans réserve, la préférence; que pour les périodes rapides il faut, 

 au contraire, se servir successivement d'air et d'eau: la courbe 

 obtenue avec l'air donne alors la forme approximative, qu'on 

 corrige ensuite par l'addition des petits mouvements de la ligne 

 due à l'eau, surtout de la portion ascendante de cette ligne. 



Quand même le cardiographe à transmission aérienne donnerait des 

 résultats moins exacts , il rendrait encore de grands services , parce 

 qu'il se prête supérieurement à l'enregistrement isochrone d'un grand 

 nombre de phénomènes: il indique avec précision le commence- 

 ment des phénomènes, et à longueur égale du tube afférent, ainsi 

 qu'à frottement égal, ce commencement devient ainsi comparable 

 pour chaque phénomène. 



