94 



L. ARONSTEIN ET S. H. 3IEIHUIZEN. 



mann (Zeiischr. f. physik. Chem. Bd. £1, p. 245), et qui consiste à se 

 servir, au lieu d'un manteau de vapeur, d'un manteau d'air. Nous 

 avons pour la même raison rempli l'appareil à ébullition des tétraèdres 

 de platine également recommandés par le même auteur. 



Nous avons cru pouvoir remédier encore à un défaut des appareils 

 consistant en ce que le liquide condensé dans le réfrigérant vient en 

 contact en redescendant avec le thermomètre, et peut ainsi donner lieu 

 à des irrégularités. Partant de la même idée, M. Harry C. Jones 

 {Amer. Chem. Journ. juillet 1897) a protégé le thermomètre au moyen 

 d'un manteau de platine contre l'influence du dissolvant condensé. 

 Nous croyons cependant que nos modifications apportées à l'appareil 

 dès 1896 conduisent au but d'une manière plus simple et moins dis- 

 pendieuse. 



Nous nous sommes proposés en même temps de rendre possible dans 

 notre appareil remploi de liquides qui attaquent le liège, tels que le 

 monochlorure de soufre; et de simplifier sa construction de manière à 

 la permettre aisément dans le laboratoire même. Nous avons donné 

 ensuite, à l'exemple de MM. Orxdorff et Cameron, {Zeiischr. f. 

 plij/sik. Chem. Bd. 17, p. 637), une grande longueur à l'appareil d'ébul- 

 lition, plus grande même que ces auteurs n'ont fait, si bien que le ther- 

 momètre était plongé dans F appareil jusqu'à l'armature métallique de 

 son bout supérieur. 



La figure 3 S, Pl. IY, donne une image de l'appareil dont nous nous 

 sommes servis. Nous n'avons pas dessiné le bec. Comme enveloppe 

 d'air nous avons le plus souvent fait usage, comme on le voit indiqué 

 dans la figure par les lettres a et b, de deux cylindres de verre glissés 

 l'un dans l'autre; parfois aussi, surtout dans les expériences avec le 

 monochlorure de soufre, d'un cylindre unique, l'espace entre le cylindre 

 et le bouilleur étant rempli de fibres d'asbeste. 



Le bouilleur A avait une longueur de 5:20 mm., sa portion cylin- 

 drique un diamètre interne de 32 mm., et la boule qui le termine un 

 diamètre de 38 mm. En c s'embranchait latéralement un tube E, à une 

 distance d'environ 200 mm. du fond de l'appareil. 



Ce tube latéral avait 450 mm. de long et un diamètre interne de 15 

 mm. Il était entouré d'un réfrigérant de Liebig en verre F. Dans le 

 bouilleur plongeait un cylindre de verre B, maintenu en place par un 

 bouchon de liège d; ce dernier était revêtu au besoin d'une couche 

 d'asbeste pour le protéger contre l'attaque des vapeurs corrosives. L 



