MESURE DE L'iNDICE DE REFRACTION, ETC. 



315 



2. Des données de M. Kundt il semble résulter que l'indice de ré- 

 fraction n du platine augmente de 27% si la température s'élève de 

 100°. Il résulterait de là que, si l'azimuth principal 11 reste invariable 

 (7), l'angle principal d'incidence / augmenterait d'environ 2,5° dans le 

 même intervalle. L'appareil dont je me suis servi ne me permettait pas 

 d'observer sous des incidences supérieures à 65°. Pour cette incidence 

 correspond à une augmentation de / de 2,5° une diminution de 9° de 

 la différence de phase <i> entre les deux composantes principales du 

 faisceau réfléchi. Cette différence correspond à son tour à 36 divisions 

 du tambour du compensateur (divisé en 50 parties). D'après les expé- 

 riences de M. Kundt on devrait observer, pour chaque élévation de 

 température de 100°, un déplacement de cet ordre de grandeur. A 800° 

 la valeur de n serait ainsi environ 3 fois plus grande qu'à la température 

 ordinaire, ce qui nécessiterait au moins 5,5 révolutions entières du 

 tambour du compensateur. 



Inversement, si /restait constant, //diminuerait de 3°, 5 pour chaque 

 augmentation de température de 100°, ce qui, à 65° d'incidence, cor- 

 respondrait à une augmentation de 2°, 5 de Tazimuth principal. 



Or, avec l'instrument de mesure dont je me suis servi et dans l'hypo- 

 thèse d'un miroir parfaitement poli, il devait être possible d'observer 

 déjà nettement un changement de phase correspondant à 3,5 divisions 

 du tambour, ou un changement de 0,3° dans l'azimuth rétabli. ] ) 



3. Les explications suivantes permettront de comprendre les détails 

 de l'expérience. Le miroir de platine était la portion moyenne d'une 

 lame de platine laminé, longue d'environ 50 mm., large de 5 mm., et 

 d'un mm. d'épaisseur. Elle avait été traitée au papier à l'émeri, jusqu'au 

 numéro le plus fin (n° 0000). J'avais obtenu ainsi un assez bon miroir, 

 et bien que l'image de la fente du collimateur laissât à désirer, la raie 

 que l'on observait dans le compensateur de Babinet avec une lumière 

 monochromatique était néanmoins suffisamment nette. Cette lame était 

 chauffée par un courant électrique, qui donnait précisément à la portion 

 miroitante la plus haute température. 



4. Installation du miroir. Sur une plaque de bois j'avais fixé deux 

 tiges en cuivre. Dans l'extrémité supérieure de l'une était pincée une 



*) Sissingh, loc. cit. § 20. 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SÉBIE II. T. IV. 



21 



