DE LA DÉTERMINATION DU SYSTÈME CRISTALLIN D'UN CRISTAL 

 MICROSCOPIQUE J ) 



PAR 



J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK. 



En général il est relativement facile de déterminer, au moyen du 

 microscope polarisant, le système cristallin de cristaux même très petits; 

 dans la pratique on peut néanmoins rencontrer des difficultés que je me 

 propose de lever dans cette note. 



Une de ces difficultés se rencontre dans la détermination du système 

 d'aiguilles cristallines à extinction droite. Il n'est notamment pas tou- 

 jours possible de distinguer des aiguilles uniaxes d'autres qui sont 

 biaxes, p. ex. rhombiques. Il y a bien des cas où cette possibilité existe 

 heureusement, mais bien souvent aussi la distinction ne réussit guère. 



Alors que les aiguilles tétragonales, rhombiques et parfois mono- 

 cliniques présentent certainement, en position horizontale, l'extinction 

 droite, il n'en est pas de même dans tous les groupes pour une autre 

 situation. 



Il était donc désirable de trouver un dispositif simple, qui permît de 

 faire sortir les aiguilles de leur position horizontale, sans diminuer 

 pour cela la commodité de l'observation. Ce dispositif devra évidem- 

 ment satisfaire à cette condition, que le changement de position ne fasse 

 point sortir le cristal du milieu du champ et ne modifie pas non plus 

 sa distance de l'objectif. 



On satisfait à ces conditions en se servant d'une demi-sphère de verre 

 dont on introduit la convexité dans l'ouverture circulaire de la table 

 du microscope, et dont la face plane sert de nouvelle table pour l'objet. 



*) Traduit de l'allemand: Zeitschr. f. wiss. mikrosk., 12, 188—192, 1895. 



