342 



J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK. 



Le rayon de cette ouverture circulaire étant d'environ 9 mm., j'ai donné 

 à la demi-sphère un rayon de 15 mm. environ. Cette demi-sphère peut 

 être déplacée n'importe de quelle façon sans que son centre, donc aussi 

 le centre du porte objet, changent de j>tace. 



Pour placer le porte objet dans une position parfaitement horizontale, 

 il suffit d'abaisser le tube du microscope et d'appuyer avec précaution 

 l'objectif sur la face plane. 



On laisse cristalliser la solution que l'on veut étudier sur un couvre 

 objet très mince, que l'on applique ensuite sur le porte objet par l'inter- 

 médiaire d'un peu d'huile ou de baume de Canada. On met ensuite au 

 centre l'aiguille que Ton veut observer, et on la fait coïncider p. ex. 

 avec le fil sagittal du réticule. Au moyen de notre dispositif r aiguille 

 peut être tournée 



1) autour de son axe, 



2) autour de l'horizontale normale à son axe, 



3) successivement autour des deux, 



4) autour d'une verticale, en tournant la table du microscope. 

 J'en donnerai quelques applications. 



I. Distinction entre les lamelles isotropes ou uniaxes 



PINACOÏDALES. 



On sait que très souvent, dans les cristaux qui se forment sur un 

 couvre objet, l'octaèdre se présente sous la forme d'un hexagone régu- 

 lier et pourrait ainsi être confondu, en lumière polarisée parallèle, avec 

 une lamelle hexagonale pinacoïdale. La lumière convergente, il est vrai, 

 nous permet de les distinguer, mais seulement quand les lamelles ne 

 sont pas trop minces ou que leur biréfringence n'est pas trop faible. 



Or, si Ton incline le porte objet et que l'on fait tourner la table du 

 microscope, on observe des extinctions et des illuminations alternantes, 

 — à condition toutefois qu'on empêche la lumière d'être réfléchie par 

 le cristal, ce que Ton peut éviter p. ex. en se servant de la main comme 

 écran. 



D'ailleurs, clans des cas douteux, on peut aussi employer la lamelle 

 de gypse, et on s'en sert chaque fois qu'il s'agit de déterminer le signe 

 optique du cristal. Ce cas n'est toutefois pas fréquent; le suivant a 

 plus d'importance. 



