su 



J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK. 



optique. Supposons qu'il soit négatif. On fait maintenant tourner 

 l'aiguille autour de son axe; dans cette opération il arrive fréquemment 

 que le signe optique de l'aiguille supposée uniaxe devienne positif; 

 dans ces conditions l'aiguille est biaxe et Taxe moyen d'élasticité est 

 parallèle à Taxe de F aiguille. 



III. Distinction des pyroxènes rhombiqites et monocliniques. 



La dëmi-sphère peut parfois rendre des services pour l'étude de sec- 

 tions de roches, p. ex. dans la détermination du système des pyroxènes. 



En général il n'est pas difficile de distinguer, par voie optique, les 

 deux groupes de pyroxènes, car une forte biréfringence et une extinc- 

 tion oblique indiquent un pyroxène monoclinique, notamment l'augite. 

 Dans les coupes de roches, ou Ton ne dispose pas de sections orientées, 

 on ne doit pas perdre de vue qu'à la vérité la biréfringence maxima 

 de l'augite est supérieure à la biréfringence maxima d'un pyroxène 

 rhombique, mais que néanmoins il y a des orientations pour lesquelles 

 la section de l'augite présente uue moindre biréfringence qu'une coupe 

 également épaisse d'un pyroxène rhombique. placé dans une position 

 avantageuse. 



Mais on ne peut pas toujours se fier à la différence dans la biré- 

 fringence; et d'ailleurs, ainsi que nous l'avons fait voir au § II, un 

 pyroxène rhombique ne présente pas nécessairement toujours l'extinc- 

 tion droite. 



Dans des roches riches en matières vitreuses, où les aiguilles de pyro- 

 xène sont visibles dans toutes leur longueur, il est parfois nécessaire de 

 faire en sorte que les aiguilles soient horizontales, ce que l'on peut 

 atteindre facilement en faisant usage de mon dispositif. Bien souvent 

 on reconnaît alors qu'un pyroxène à extinction primitivement oblique 

 présente maintenant l'extinction droite. Si l'aiguille est réellement 

 rhombique, elle doit conserver cette extinction lors d'une rotation autour 

 de son axe. L'horizontalité de sa position est aisée à contrôler au moyen 

 d'un objectif à fort grossissement. 



