384 



E. VAN EVEEDLNGEN. 



par C 0 ), de la même façon que le courant de Hall, c. à. d. par la 

 méthode de compensation. Même alors l'augmentation de résistance 

 donne encore une erreur, mais cette erreur peut maintenant être évaluée 

 quand on connaît l' augmentation. Supposons en effet que la résistance 

 augmente de p°/ Q ; alors t'outes les différences de potentiel qui, dans la 

 plaque, dépendent de cette résistance, en particulier la différence de 

 potentiel entre les électrodes secondaires, augmentent àep°/ 0 . On doit 

 donc augmenter C 0 de p % pour obtenir le courant secondaire qui se 

 produirait dans le champ magnétique, s'il n'existait ni effet Hall, ni 

 anisotropie de résistance dans la plaque 1 ). 



Si Ton prend pour C 0 la moyenne des valeurs obtenues avant et 

 après l'observation de l'effet Hall, le premier inconvénient est levé. 



C'est sous cette forme que la méthode de compensation a été appli- 

 quée dans toutes mes mesures. 



§ 3. Réglage des observations. 



Distribution du courant. La distribution du courant dans cette 

 méthode est rendue compréhensible par la fi g. 3, où certains détails 

 sont schématiques, tandis que d'autres sont reproduits conformément à 

 la réalité. La signification des lettres est la suivante : E est Y élément, 

 C p le commutateur du courant principal, représenté par une flèche 

 simple; EA F électro-aimant, P la plaque, C s le commutateur du cou- 

 rant secondaire, représenté par une flèche double; R les fils de rhéotane, 

 C c i le commutateur du courant dérivé, représenté par une petite flèche 

 simple, et B une boîte de résistance; A une batterie d'accumulateurs, 

 C a le commutateur du courant d'aimantation (flèche triple); G legalva- 

 nomètre différentiel. 



Les quatre commutateurs et la boîte de résistance sont tous près les 

 uns des autres et à la portée de la main, tandis que l'observateur suit 

 dans une lunette les mouvements du galvanomètre. 



Marche d'une observation. On ferme le circuit secondaire; le courant 

 thermo-électrique qui se produit alors ne peut avoir qu'une très faible 

 intensité. Lorsque le galvanomètre est revenu au repos on ferme un 

 moment le courant principal, pour voir si les électrodes secondaires 



*) Nous y reviendrons au § 3 et aux chapitres IV et VI. 



