RECHERCHES SUll LES PHENOMENES, ETC. 



385 



sont équipotentielles et, si tel n'est pas le cas, pour reconnaître dans 

 quel sens le galvanomètre dévie. Puis on ferme dans la direction con- 

 venable le circuit du courant dérivé et on modifie la résistance de ce 

 circuit jusqu'à ce que le galvanomètre reste au repos, même au moment 

 de la fermeture du courant principal. On répète encore une fois cette 

 expérience en renversant le courant principal. Chi note les résistances 

 introduites dans la boîte de résistance B du courant de compensation; 

 ces résistances qui doivent être les mêmes, ou à peu près, dans les deux 

 expériences serviront plus tard au calcul de C 0 . 



On ferme maintenant le courant d'aimantation dans un premier sens 

 (sens A). Si Ton se sert du fil double de M. Shklford Bidwell, il n'est 

 pas nécessaire d'ouvrir le circuit secondaire pour éviter une secousse 

 d'induction. Dans tous les cas on attend jusqu'à ce que le galvano- 

 mètre soit revenu au repos, et l'on détermine de nouveau la résistance 

 et la direction convenables du courant de compensation, nécessaire pour 

 maintenir le galvanomètre au zéro lors de la fermeture dn courant pri- 

 maire. Cette fermeture, qui ne doit être que momentanée, s'obtient en 

 faisant communiquer au moyen d'un gros fil de cuivre, recourbé deux 

 fois à angle droit, deux des cuvettes à mercure du commutateur C p 

 (fig. 3). L'état d'équilibre ainsi observé n'est qu'instantané par suite de 

 la différence de température galvanomagnétique qui prend immédiate- 

 ment naissance. La résistance de compensation étant ainsi déterminée 

 pour les deux directions du courant principal, on renverse le champ 

 magnétique (sens B du courant d'aimantation) et l'on répète la déter- 

 mination de résistance. 



Si la température n'a pas changé pendant les observations, et que 

 les points d'attache des électrodes etc. n'ont pas été modifiés, on a 

 ainsi des données suffisantes pour la détermination du courant de 

 Hall. Si tel n'était pas le cas il faudrait renverser encore une ou plu- 

 sieurs fois le courant d'aimantation et finalement reprendre la détermi- 

 nation de C 0 . 



Calcul du coefficient de Hall, dans les cas où il n'y a pas de dissy- 

 métrie. Supposons d'abord, pour plus de simplicité, que C u soit nul, 

 c. à. d. que les électrodes secondaires soient équipotentielles, et que la 

 résistance de la dérivation ait la même valeur R d pour les deux direc- 

 tions du champ magnétique. 



Représentons par / l'intensité du courant primaire et par r la résis- 

 tance, d'ailleurs très petite, des fils de rhéotane; l'intensité du courant 



