SUR l'effet peltier et le couple thermoélectrique 



FER-MERCURE 



PAR 



E. OOSTERHUIS. 



RECHERCHES FAITES AU LABORATOIRE DE PHYSIQUE DE l'uNIVERSITÉ DE GRONINGUE 



Directeur: le Prof. H. Haga. 



I. Description de l'appareil qui a servi aux mesures 



DE L'EFFET PELTIER. 



Les mesures de l'effet Peltier au contact du fer et du mercure , qui 

 seront décrites ici, ont été effectuées par une méthode calorimétrique. 



Comme calorimètre je me suis servi d'un verre à vide A à fond plat 

 (pl. III, fi g. 1) qui, pour éviter autant que possible le rayonnement, était 

 argenté sur la face interne, à part deux bandes longitudinales, qui étaient 

 restées transparentes, pour que l'on pût regarder à l'intérieur du vase. 

 Le diamètre intérieur du verre à vicie était de 2| cm. 



Ce verre fut rempli de mercure jusqu'à une hauteur de 4 cm. envi- 

 ron; ce mercure servit en même temps comme liquide calorimétrique. 



Dans' le mercure plongeait une tige en fer Y, du même fer qui servit 

 à M. Aalderink dans ses déterminations de l'effet Thomson *). Le fer 

 était isolé du mercure par un tube en verre qui l'enveloppait étroite- 

 ment; seule la face inférieure P restait libre. Cette face P constitue 

 donc la surface de contact du fer et du mercure; c'est là que se déve- 

 loppe l'effet Peltier au passage du courant électrique. 



Pour assurer le contact la face inférieure P fut amalgamée. Cet amal- 

 gamage fut obtenu d'abord par la méthode indiquée par P. Kohl- 

 rausch, dans son „Lehrbuch der praktischen Physik'', c. à d. en éta- 

 mant préalablement le fer; cette méthode présente cet inconvénient, 

 que le mercure est rendu impur par la dissolution de l'étain et d'ail- 

 leurs la couche d'amalgame disparaît au bout de quelque temps. Voilà 

 pourquoi j'ai appliqué dans la suite une autre méthode d'amalgainage, 



J ) Ces Archives, (2), 15, 321, 1910. 



