SUR L EFFET PELTIElt ET LE COUPLE F Eli -MER CURE. 



9 



qui fut ramolli au chalumeau au niveau de la soudure , étiré et fermé 

 un peu au-delà de la soudure. Il se formait ainsi autour du contact une 

 mince couche de verre appliquée contre le métal, ce qui permettait à 

 celui-ci , lorsqu'il était introduit .dans le calorimètre, de prendre rapi- 

 dement la température du mercure environnant. 



Quatre de ces thermo-éléments furent disposés en série, en soudant 

 chaque fois le fil de fer de l'un d'eux au fil de constantan du suivant. 

 On obtient ainsi deux rangées de quatre contacts, et à Tune des extré- 

 mités de la chaîne ainsi obtenue il reste un fil de fer libre, à l'autre un 

 fil de constantan. Les quatre points de contact de la première rangée se 

 trouvaient à divers niveaux dans le mercure du calorimètre. Danslafig. 1 

 un seul des éléments a été représenté, pour ne pas surcharger le dessin; 

 le point de contact dans le calorimètre est représenté par la lettre C. 



La seconde série de points de contact, enveloppée de laine d'asbeste, se 

 trouvait dans un second verre à vide B et était ainsi maintenue à une 

 température bien constante. Aux fils libres de fer et de constantan furent 

 soudés des fils de cuivre identiques G ; les points de soudure se trou- 

 vaient également dans le vase B. Les deux fils G conduisaient à une 

 cuvette à mercure enveloppée d'ouate, d'où les électrodes se dirigeaient 

 vers un galvanomètre. 



Le galvanomètre, construit par Hartmann et Braun, était du type 

 Deprez-d' Arsonval. Le cadre portait deux enroulements, dont celui 

 ayant la plus faible résistance (5 ohms environ) fut employé; la sensi- 

 bilité du galvanomètre était telle, qu'un courant de 33 X 10 ~ 9 amp. 

 donnait un écart de 1 mm. à une distance de 1 m. 



Pour rendre le galvanomètre apériodique, j'ai intercalé dans la chaîne 

 galvanométrique une spirale de manganine d'une résistance de 6 ohms, 

 qui, pour éviter des courants thermo-électriques, était bien enveloppée 

 d'ouate. Le galvanomètre était également empaqueté dans de l'ouate 

 pour la même raison. Les lectures galvanométriques furent faites à l'aide 

 d'une lunette à oculaire fortement grossissant et d'une échelle, placée à 

 180 cm. de distance du miroir du galvanomètre et éclairée au moyen 

 d'une lampe électrique linéaire. 



Les variations de température, subies par le calorimètre, sont donc 

 indiquées par les écarts du galvanomètre, par l'intermédiaire des aiguilles 

 thermo-électriques. 



Afin de pouvoir mesurer l'effet Peltier en valeur absolue (en calories), 

 l'arrangement suivant fut apporté au calorimètre. La bobine L déjà 



