10 



E. OOSTEEHUIS. 



mentionnée (fi g. 1) était encore traversée par deux tubes de verre H, 

 étirés en bas, et aux pointes desquels était soudé un tube capillaire très 

 étroit R, courbé en zigzag et contenant un mince fil de platine (diamètre 

 0,125 mm.), qui était ainsi isolé du mercure du calorimètre. Ce fil de platine 

 aboutit de part et d'autre aux tubes H. Afin de pouvoir lancer un cou- 

 rant à travers ce fil, il y a un peu de mercure dans les tubes H, et dans 

 ce mercure aboutissent encore une fois des fils de cuivre JD, servant 

 d'électrodes. 



Ce fil de platine fut pris aussi mince pour qu'un faible courant (0,1 

 amp. environ) y développât une quantité de chaleur comparable à celle 

 produite par l'effet Peltier: ainsi réchauffement des électrodes D est 

 minime et ne produit aucune perturbation appréciable. Il est vrai qu'aux 

 passages du courant par les contacts cuivre-mercure et mercure-platine 

 dans les tubes H il se produit aussi des effets Peltier; mais ces effets 

 sont égaux dans les deux tubes et de signes contraires, de sorte qu'en- 

 semble ils ne doivent pas avoir d'influence sensible sur la température 

 du calorimètre; d'ailleurs, comme le courant traversant le fil de platine 

 est faible, cette influence est certainement inappréciable. 



Enfin, la bobine L est encore traversée par la tige d'un agitateur con- 

 tenu dans le calorimètre (non représenté dans la fig. 1); cet agitateur se 

 compose d'une mince plaque en fer, découpée de telle façon, qu'elle puisse 

 se mouvoir librement dans le sens vertical, sans toucher les parties du ca- 

 lorimètre. La tige de l'agitateur est une mince tige en fer. Le mouvement 

 de va et vient de l'agitateur fut d'abord obtenu au moyen d'un électro- 

 moteur, mais celui-ci fut remplacé plus tard par un moteur à air chaud 

 de la fabrique Heinrici, dont la marche était beaucoup plus régulière. 



Afin de pouvoir opérer à diverses températures, les deux verres à vide 

 furent placés dans un cadre en cuivre et mis ensemble dans une cuve en 

 cuivre à doubles parois (fig. 2, pl. IV). La cuve était fermée au moyen 

 d'un couvercle à doubles parois, rempli d'asbeste. Dans ce couvercle il y 

 avait plusieurs ouvertures, livrant passage à la tige de l'agitateur et aux 

 électrodes Y, S, 7), D, G, G (fig. 1); les fils métalliques étaient isolés 

 du couvercle au moyen de tubes en verre. 



Lorsque j'opérais à des températures élevées, les électrodes auraient 

 pu conduire de la chaleur hors de la cuve et abaisser la tenrpérature du 

 calorimètre; pour éviter autant que possible cet abaissement, j'ai recourbé 

 en zigzag toutes les électrodes qui traversaient le couvercle, ainsi que 

 je l'ai représenté dans la fig. 2 pour l'un des fils. D'ailleurs la tige en fer 



