12 



E. OOSTERHUIS. 



courant dans les deux circuits. C'est à cela que servaient les deux com- 

 mutateurs à mercure x et (3: dans le premier il y avait un intercalateur 

 sous forme de deux fils de cuivre parallèles, dans le second un inter- 

 calateur sous forme de deux fils croisés. Les raccordements se reconnais- 

 sent parfaitement à la fig. 3 : si Ton fait circuler d'abord le courant 

 principal, on peut en lire l'intensité sur l'ampèremètre en plaçant l'in- 

 tercalateur croisé en x et l'autre en /3. Si l'on permute les intercalateurs, 

 de sorte que les fils croisés viennent dans x et les fils parallèles dans (3, 

 c'est le courant auxiliaire qui passe par l'ampèremètre. Pour faire en 

 sorte que le courant principal continue néanmoins à circuler, ce dont 

 on comprendra tantôt la nécessité, j'ai introduit une spirale de m an ga- 

 mine [t, dont la résistance était égale à celle de l'ampèremètre, de sorte 

 que l'échange des intercalateurs n'avait pas d'influence sur le courant 

 principal. 



à est un interrupteur à mercure servant à fermer et ouvrir le circuit 

 du courant auxiliaire; s est le commutateur dont il a déjà été question 

 plus haut, et auquel aboutissent les fils de cuivre G (fig. 1), qui con- 

 stituent les extrémités des quatre thermo-éléments. Au moyen de s on 

 pouvait établir ou supprimer le raccordement avec le galvanomètre. 



L'ampèremètre fut contrôlé après chaque observation à l'aide d'un 

 banc de compensation de Pranke. A cet effet une résistance normale de 

 1 ohm, placée dans l'huile de paraffine, fut intercalée dans le courant 

 principal, ou dans le courant auxiliaire, et la différence de potentiel 

 entre les deux extrémités de cet ohm fut mesurée à l'aide du banc de 

 compensation; on obtenait ainsi directement l'intensité du courant et 

 on pouvait par conséquent contrôler les lectures de l'ampèremètre. 



II. Méthode de mesure de l'effet Peltier. 



RÉSULTATS DE CES MESURES. 



Pour mesurer l'effet Peltier au moyen de l'appareil décrit au chapitre 

 1 er , il est naturel d'appliquer la méthode de Lécher 1 ) et Cermak. 2 ) 



On lance pendant quelque temps le courant principal dans le sens 

 fer-mercure, et il se développe dans le calorimètre la chaleur de Joule 



1 ) E. Lécher, Wien. Ber., II A, 115, p. 1505, 1906. 



2 ) P. Cermak, Wien, Ber., II A, 116, pp. 657 et 1135, 1907. 



