sur l'effet peltier et le couple fer-mercure. 



13 



/ et l'effet Peltier positif -f- P; on observe l'écart du galvanomètre; 

 puis on renverse le courant principal et on le fait passer pendant le 

 même temps, de sorte que la quantité de chaleur développée dans le 

 calorimètre est / — P\ la différence des écarts du galvanomètre dans les 

 deux cas correspond à 2 P. Afin de pouvoir exprimer cet effet en calories, 

 on lance pendant un certain temps un courant d'intensité déterminée à 

 travers le fil de platine placé dans le calorimètre et on observe l'écart 

 du galvanomètre; on fait ainsi l'„ étalonnage 1 ' du calorimètre. 



Mais en appliquant cette méthode, j'ai reconnu que la déviation du 

 galvanomètre se produisait de toute autre façon que je ne m'y serais 

 attendu ; laissant circuler p. ex. le courant principal dans la direction 

 fer-mercure, de sorte qu'il se développait la chaleur / -j- P, la vitesse, 

 avec laquelle l'image de l'échelle dans la lunette passait par le fil ver- 

 tical du réticule, diminuait peu à peu et finalement l'image atteignait 

 même une certaine position d'équilibre; le calorimètre perdait à ce mo- 

 ment autant de chaleur qu'il s'en développait par le courant principal. 



La raison de cette perte de chaleur n'est pas difficile à trouver: dans 

 le calorimètre, en effet, se trouvent un tube en verre rempli de mer- 

 cure, un barreau en fer, quatre aiguilles thermo-électriques, deux fils 

 de cuivre, enfermés dans des tubes verre, par lesquels un courant peut 

 être lancé dans le mince fil de platine, enfin la tige en fer de l'agita- 

 teur. Par toutes ces voies le calorimètre peut perdre beaucoup de cha- 

 leur; dès que Ton fait passer le courant principal, la température doit 

 donc commencer à monter, mais par suite de la perte de chaleur par 

 conduction , et peut-être aussi par un faible rayonnement, l'élévation 

 de température dôit diminuer graduellement et même cesser complète- 

 ment. Dans chaque cas spécial l'élévation de température lors du pas- 

 sage du courant principal suivra une certaine loi. 



C'est là-dessus qu'est basée la méthode suivante, que j'ai appliquée 

 dans les mesures de l'effet Peltier: on commence par faire circuler le 

 courant princijjal dans la direction fer-mercure; dans le calorimètre se 

 développe la chaleur J -\- P, et l'élévation de température qui en résulte 

 suit une certaine loi. On renverse ensuite le courant principal , de sorte 

 que la chaleur développée dans le calorimètre est/ — P; en même temps 

 on lance le courant auxiliaire par le fil de platine et il est évidemment 

 possible de donner à ce courant auxiliaire une intensité telle, que dans 

 le second cas il se développe exactement autant de chaleur que dans le 

 premier. La chaleur développée alors dans le fil de platine est égale à 



