18 



E. OOSTERHUIS. 



Liquide thermostatique: acétone. 



Dans cette observation l'intensité du courant principal était 3 d'après 

 l'indication de l'ampèremètre, de 1,209 amp. Le contrôle par le banc 

 de compensation apprit, que cette valeur ne devait snbir aucune cor- 

 rection. On put constater de la même façon que F ampèremètre donnait 

 pour l'intensité du courant auxiliaire une valeur trop faible de 0,0003 

 amp. On trouve dans le tableau B les valeurs déjà corrigées de ^inten- 

 sité i du courant auxiliaire. 



La température du deuxième verre à vide était 5 6°, 5. La correction 

 pour le filet émergent était -|- 0°,05, et la différence de température 

 entre le calorimètre et le deuxième verre à vide était aussi d'environ 

 0°,05. La température du calorimètre était donc 56°,6. 



La résistance du fil de platine avec ses électrodes était dans cette ob- 

 servation de 1,3087 ohms. Les électrodes avaient une résistance de 

 0,0209 ohms, de sorte que la résistance du fil de platine seul était de 

 1,2878 ohms. 



Yoici quelles sont, déduites exactement comme plus haut des données 

 du tableau B, les vitesses correspondant à la lecture moyenne de chaque 

 série. 



Série 



Lecture 



Yitesse 



1 



72,29 



337 



2 



74,73 



298 



3 



77,00 



259 



4 



78,95 



215 



5 



80,60 



191 



6 



82,09 



166 



7 



83,27 



134 



Ces données servirent à construire, de la façon connue, la représen- 

 tation graphique de la fig. 6 B. On voit par là que le point 2 se trouve 

 exactement sur la courbe, ce qui indique qu'un courant auxiliaire de 

 0,1001 amp. a précisément la bonne intensité pour compenser le double 

 de l'effet Peltier. Comme on pouvait s'y attendre, le point 4 est au- 

 dessous, le point 6 au-dessus de la courbe. 



Deux fois l'effet Peltier, produit par un courant de 1,209 amp., 

 équivaut donc à la chaleur développée par un courant de 0,1001 amp. 

 dans le fil de platine, dont la résistance est de -1,2878 ohms. 



