28 



E. OOSTERHUIS. 



le tube en verre ne troublent par conduction de chaleur la constance de 

 la température des soudures, toutes deux sont entourées aussi loin que 

 possible par une couche de glace fondante. 



En faisant bouillir divers liquides dans la cuve, l'endroit du contact 

 du couple therinoélectrique, qui se trouve dans la cuvette à mercure, 

 est porté à diverses températures. 



Pour mesurer la force thermoélectrique j'ai suivi, sous une forme un 

 peu modifiée, la méthode indiquée par Lindeck et Rothe ] ). 



La figure 5 (pl. IY) donne une représentation schématique du dis- 

 positif employé. 



L'accumulateur U lance un courant à travers un circuit contenant 

 une résistance réglable W, une résistance normale de 100 ohms et une 

 autre de 1 ohm. Le couple thermôélectrique fer-mercure est disposé pa- 

 rallèlement à la résistance de 1 ohm. La résistance W est réglée de telle 

 façon, que le galvanomètre G (un galvanomètre Deprez-d'Arsonval de 

 Hartmann et Braun) n'est traversé par aucun courant. 



Gomme le courant thermo-électrique traverse le contact chauffé dans 

 la direction mercure-fer, ce qui est d'accord avec le fait, qu'un courant 

 dirigé du mercure vers le fer développe un effet Peltier négatif (voir 

 chapitre II), le fer doit être relié au point A> dont le potentiel est plus 

 élevé qu'en B. 



Si le galvanomètre G est sans courant , il existe entre les points A et 

 B une différence de potentiel, égale à la force électromotrice du courant 

 thermo-électrique. Il existe donc entre les points C et D une différence 

 de potentiel égale à 100 fois cette valeur. , La différence de potentiel 

 existant entre C et T) est mesurée à l'aide du banc de compensation de 

 Eranke K. 



En résumé, la méthode revient à ceci, que la force thermoélectromo- 

 trice, rendue cent fois plus grande, est mesurée au moyen d'un banc 

 de compensation.. L'avantage de cette méthode sur la mesure directe à 

 l'aide du banc de compensation réside, outre dans l'agrandissement au 

 centuple, dans cette circonstance, que tous les contacts existant dans 

 la circuit peuvent être convenablement empaquetés, et que l'on évite 

 les perturbations résultant des effets thermoélectriques des contacts d'un 

 banc de compensation, qui n'est pas spécialement construit pour la 

 mesure de forces thermo-électromotrices. 



') Lindeck u. Rothe, Zeitschr. f. Instr., 1900, p. 293. 



