64 PH. IvOHNSTAMM ET J. CHR. llEEDEKS. 



liquide. Nous nous sommes alors servis de petits tubes capillaires en 

 verre, très étroits, dont les extrémités étaient encore étirées. Ces petits 

 tubes, ouverts des deux côtés, se remplissaient par capillarité, lorsqu'une 

 des extrémités était plongée dans le liquide. Ils ne furent pas scellés, 

 parce que le liquide se carbonisait par la forte chaleur. D'ailleurs la 

 fermeture était inutile; on ne constatait aucune perte de poids, même 

 après une exposition, pendant un certain temps, au vide obtenu à l'aide 

 d'une pompe de Gaede. Après évacuation complète et fermeture de l'am- 

 poule servant au remplissage, il suffisait de chauffer cette ampoule avec 

 précaution pour chasser le liquide du tube et transporter la gouttelette 

 dans le tube de Cailletet qui, muni de son agitateur, était déjà placé 

 dans le bloc de compression. 



L'appareil de remplissage fut ensuite coupé et le capillaire du tube 

 fut soudé au capillaire en verre, fixé au moyen de cire à cacheter au 

 capillaire en acier du robinet de haute pression, de sorte que l'anhy- 

 dride carbonique pouvait être admis. 



Si dans notre précédente communication nous n'avons eu que des 

 éloges pour nos tubes en borosilicate, un nouvel envoi de cette espèce 

 de verre, que nous devions employer maintenant, nous a donné beau- 

 coup de désillusions. Une dizaine au inoins de ces tubes se sont brisés 

 dans le cours des recherches, soit par la pression, soit sous l'influence 

 d'échauffements locaux lors de la confection, ou de refroidissements lors 

 du remplissage. Voilà pourquoi il y a tant de lacunes dans les obser- 

 vations que nous communiquons. Pour plusieurs des mélanges dont les 

 compositions sont comprises entre celles que nous avons communiquées, 

 p. ex. x = + 0,01, 0,004, 0,003, nous avons uniquement pu con- 

 stater que la composition requise n'était pas atteinte, sans être arrivés 

 à des mesures définitives, parce que le tube avait éclaté. Nous passions 

 alors directement à une autre composition. C'est ainsi encore que quel- 

 ques-uns des mélanges compris entre #= 0,476 et # = 0,121 ont 

 disparu. Remarquons encore que le ciment Cailletet, que nous avons 

 employé autrefois pour fixer nos tubes dans l'ajutage, a été remplacé 

 en dernier lieu par de la cire à cacheter ordinaire, fusible à beaucoup 

 plus haute température; il nous était notamment arrivé quelques fois, par 

 les journées très chaudes de cette année, que les tubes s'étaient vidés par 

 suite d'un ramollissement du ciment , malgré le refroidissement continuel 

 à l'eau; l'emploi de la cire à cacheter n'a présenté aucun inconvénient. 



Enfin nous avons introduit dans les tubes Cailletet la modification 



