DECOMPOSITION MAGNETIQUE DES SPECTRES DU NICKEL, ETC. 193 



Runge et Abney, une grande partie du spectre peut être observée en 

 une fois. Mais en comparaison du spectroscope à échelon le réseau a 

 un faible pouvoir séparateur et une faible intensité. Toutefois, dans 

 l'examen des spectres violet et ultraviolet ces inconvénients ont peu 

 d'importance. Les plaques photographiques sont très sensibles pour ces 

 rayons, de sorte que les raies spectrales peuvent être parfaitement photo- 

 graphiées dans les ordres supérieurs. Comme la décomposition est à peu 

 près proportionnelle à Tordre, les raies sont alors suffisamment décom- 

 posées pour que Ton puisse faire des mesures. 



Pour les raies de longueur d'onde supérieure à 4400 la photographie 

 est difficile. Bien que les plaques de Wratten et Wainwright consti- 

 tuent déjà une importante amélioration, on n'est pas encore parvenu à 

 préparer des plaques particulièrement sensibles aux rayons verts, jaunes 

 et rouges. Si l'examen se fait au moyen d'un réseau de Rowland, on 

 doit exposer pendant très longtemps. Il m'est arrivé de devoir exposer 

 pendant 18 heures environ pour photographier les raies de longueur 

 d'onde relativement grande. 



Dans mes expériences je me suis toujours servie du dispositif que 

 M me . van Bilderbeek — van Meurs a établi dans le laboratoire de 

 physique d'Amsterdam. 



M me . van Bilderbeek a examiné le spectre du fer entre les limites 

 A 2300 — A 4500. J'ai poursuivi cet examen jusqu'à A 6500. Mes don- 

 nées sont arrangées de telle façon, qu'on peut les employer comme suite 

 à ses tableaux. J'ai examiné en outre le spectre du nickel de A 2300 à 

 A 6300. et le spectre du cobalt de A 3300 à A 4200. 



M me . van Bilderbeek a déjà donné en détail la description de son 

 appareil. Je le rappellerai rapidement pour pouvoir mentionner les chan- 

 gements que j'y ai apportés. 



Le réseau, la fente et le spectre sont situés sur un cercle, dont le 

 diamètre est égal au rayon de courbure du réseau. Devant la fente se 

 trouve une lentille cylindrique, qui projette sur la fente une image de 

 la source lumineuse. Celle-ci est placée dans une chambre voisine et le 

 faisceau lumineux tombe sur la lentille à travers une ouverture dans la 

 muraille. La source lumineuse était une étincelle jaillissant entre des élec- 

 trodes du métal dont il s'agissait d'étudier le spectre. Les électrodes 

 étaient des lamelles, fixées de telle façon sur les pièces polaires de 

 l'aimant, qu'elles se croisaient à angle droit au milieu des pôles. Les 

 lamelles étaient 'fixées au moyen de vis dans des morceaux d'ébonite, 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SERIE III A, TOME II. 13 



