W. H. JULIUS. 



Au moyen de la chambre à prisme, M. le prof. Nijland a obtenu 

 des résultats surpassant même toute prévision. Des cinq épreuves faites, 

 deux furent si voisines de l'instant de la centralité, que ces deux photo- 

 graphies font voir les raies fia, H f j , fiy, Hè et les raies fi et iTdu cal- 

 cium comme des anneaux chromosphériques complets; en outre, grâce 

 aux vallées et montagnes du bord de la lune, plus d'une centaine de 

 raies se montrent en partie comme raies de Fraunhofer, en partie comme 

 raies du spectre éclair. Une étude soigneuse de ces plaques est pleine de 

 promesses. 



Les mesures du rayonnement intégral méritaient une attention spéci- 

 ale, parce qu'on pouvait prévoir qu'une éclipse annulaire séparerait le 

 rayonnement dû à toute l'atmosphère solaire (formée de ce qu'on appelle 

 la couche renversante, la chromosphère et la couronne) de celui prove- 

 nant directement de la photosphère, d une façon plus claire que ne 

 l'aurait pu faire une éclipse totale. 



Les mesures n os 4 et 5 ont été faites en double avec deux instal- 

 lations différentes : a) une pile Hier mo- électrique (la même qui servit à 

 l'observation des éclipses totales de 1901 à Sumatra et de 190fi près de 

 Burgos 1 )) reliée à un galvanomètre à cadre mobile de Siemens et Halske; 

 h) un bolomètre relié à un galvanomètre à indications rapides, sensible 

 et apériodique, construit par M. le Dr. W. J. H. Moll. 



Dans le dispositif a il fallait au galvanomètre apériodique, après un 

 accès ou une interception brusques du rayonnement, environ 10 secondes 

 pour atteindre sa position finale; or, comme probablement l'éclipsé an- 

 nulaire ne durerait pas beaucoup plus longtemps qu'une seconde, le 

 système b fut construit de façon à devenir stationnaire en moins d'une 

 seconde. M. Moll réussit à faire satisfaire son bolomètre et son galva- 

 nomètre sensible à cette condition. 



La pile thermoélectrique et le bolomètre furent directement exposés 

 au rayonnement solaire, sans interposition de lentillesnidemiroirs.il 

 était facile de contrôler et de changer la sensibilité des dispositifs pendant 

 les observations en réglant les résistances; on pouvait même faire en 

 sorte que Viooopo ^ a rayonnement total du soleil non éclipsé fût 



*) Total Eclipse of the Sun. Reports on the Dutch Expédition to Karang 

 Sago, Sumatra, n°. 4. Heat Radiation of the Sun during the Eclipse, bij W. 

 H. Julius, 1905. — Voir aussi Versl. Kon. Akad. Amsterdam. XIV, p. 465, 

 1905 et ces Archives, (2), 11, 344, 1906. 



