PROGRAMME POUR l' ANNEE 1905. 



XV 



effet, le télégraphe nous apporte tous les jours des informations de 

 tous les coins de la terre. Pourquoi les courants provenant du cœur 

 ne pourraient-ils donc pas être conduits de l'hôpital au laboratoire ? 



Quoique, en principe, il n'y ait ici rien d'impossible, il se présente 

 pourtant dans l'exécution des difficultés d'ordre pratique. Je mentionne- 

 rai comme telles en premier lieu l'induction magnétique produite par 

 les mouvements, même très faibles, exécutés presque continuellement 

 par de longs fils, tendus au-dessus du sol. Ces fils, oscillant sous l'action 

 du vent, coupent les lignes de force du champ magnétique de la terre ; 

 les courants électriques qui se produisent ainsi rendent incertaines les 

 indications du galvanomètre. 



En second lieu je nommerai une isolation imparfaite et l'induction 

 ordinaire. Le photogramme que je projette en ce moment sur l'écran 

 vous fait voir dans quelle mesure ces deux dernières influences se font 

 sentir. Une des extrémités de la corde avait été intentionellement reliée 

 au sol. Le galvanomètre avait été rendu un certain nombre de fois 

 moins sensible que lorsqu'il doit servir pour l'enregistrement d'un 

 électrocardiogramme ordinaire. Et pourtant on voit avec quelle force 

 la corde est lancée hors du champ, au moment où, dans un fil voisin, 

 un signal d'appel est donné à un abonné du téléphone. 



Il nous a coûté beaucoup de peine et de temps à vaincre toutes ces 

 difficultés, mais nous avons fini par y réussir. Le photogramme que je 

 vous présente maintenant a été obtenu dans les mêmes conditions que 

 celles dans lesquelles nous enregistrons ordinairement les électrocardio- 

 grammes des malades de l'hôpital; la seule différence, c'est que le ma- 

 lade est remplacé ici par une boîte de résistances intercalée dans le circuit. 

 On ne constate aucun tremblement; la corde est absolument tranquille. 

 A un moment déterminé est produit subitement dans le circuit une 

 différence de potentiel constante de 3 milli volts; aussitôt la corde fait 

 un écart de 30 mm. Un écart d'un millimètre correspond donc à 



-^qqqq volt, ce qui est la sensibilité réglementaire dans nos enregistra tiens. 



Pendant le tracé de la courbe , la plaque sensible se déplaçait avec 

 une vitesse de 1 m. par seconde. Un mm. dans le sens horizontal cor- 

 respond donc à 0,001 sec. Le photogramme nous apprend que l'écart 

 ne s'étend que sur 10 à 12 mm., c. à d. que le déplacement est terminé 

 au bout de 1 à 1,2 centièmes de seconde. 



Cette durée diffère à peine de celle qu'exige l'écart dans le cas où 



