AMORTISSEMENT DES OSCILLATIONS GALVANOMÉTRIQUES. 



139 



T est la constante de temps de l'écart. Si r est exprimé en ohms et 

 c en farads , T est donné en secondes. 



En enregistrant l'écart gai vanom étriqué sur une surface qui se déplace 

 d'un mouvement uniforme, on obtient une courbe qui est la représen- 

 tation d'une fonction exponentielle et correspond tout à fait à la courbe 

 normale — ou d'étalonnage — de l'électro mètre capillaire x ). 



En dehors de la vitesse du mouvement du plan d'enregistrement et 

 de la grandeur de l'écart, les constantes de cette courbe ne dépendent 

 plus que de la valeur de T. En faisant varier / et c il est possible de 

 modifier à volonté la grandeur de T, ce qui revient à dire qu'on est à 

 même de ralentir ou d'amortir l'écart comme on veut. 



Les considérations précédentes ont été confirmées par des observations 

 directes. Pour en donner 

 des exemples, j'ai repro- 

 duit (Pl. V, fîgg. 1 — 3) 

 trois courbes dessinées q 

 par le galvanomètre à e 

 corde 2 ). Les raccorde- 

 ments sont représentés 

 schématiquement dans la 

 tig. 2 ci-contre. Ë repré- a - 

 sente la batterie électrique, 8 une clef, G le galvanomètre à corde et Cle 

 condensateur, tandis que A, B et B sont des résistances. Dans les trois 

 cas la sensibilité du galvanomètre est à peu près la même, et telle qu'un 

 écart de 1 mm. correspond à une intensité de courant de 2 X 10 -7 

 amp.; la force électro motrice de la batterie À 7 et les résistances A, B et 

 B ont été choisies de telle façon que le passage continu du courant 

 produisait un écart constant de 20 mm. La vitesse de déplacement du 

 tableau d'enregistrement était de 500 mm. par sec; clans le réseau qua- 

 drillé 3 ) 1 mm. en abscisses correspond donc à 0,002 sec. et en ordon- 

 nées à 2 X 10 -7 ainp. La fermeture et l'ouverture du circuit en S se 

 produisaient automatiquement par un dispositif relié au tableau enre- 

 gistreur. 



*) Voir e. a. AV. Einthoykn. Pflùger's Archiv. f. d. ijcsamnite Physiol., 

 T. 56, p. 528, 1894; Onderzoek. Physiol. Lab. Leiden, 2e série, I. 



2 ) Ces Archives, (2), 9, 186 et 202, 1894. 



3 ) Voir ces Archives, 1. c. 



