140 W. EINTHOVEN. 



Pour R j'ai pris un rhéostat à charbon de grande résistance, et la 

 résistance B était très faible en comparaison de R. Je pouvais donc 

 poser R e = R, sans erreur sensible. Pour les figg. 1 et 2 de la planche 

 R e était de 1,11 mégohm, tandis que pour la fig. 3 R e = 117000 

 ohms. La résistance du galyanomètre était Rj = 8600 ohms. 



Pour la fig. 1 la capacité du condensateur était nulle. Aussi voit-on 

 que la corde effectue des mouvements oscillatoires dont la période est 

 d'environ 1,3 mm. = 2,6 cr *). 



Ces mouvements sont amortis par l'intercalation d'une certaine capa- 

 cité dans le condensateur. Pour la fig. 2 de la planche cette capacité 

 est de 0,94- microfar.j elle est de 0,2 microfar. pour la fig. 3. 



Si Ton calcule la valeur de r , en la déduisant de R x et R e au moyen 

 de la formule (1), et par là la constante T '= rc, on trouve pour cette 

 dernière 8,0 <r pour la fig. 2 et 1,6 <j pour la fig 3; il est clair que le 

 degré de ralentissement ou d'amortissement du mouvement est déter- 

 miné par cette grandeur. 



Dans les considérations précédentes je suis parti, pour être plus clair, 

 du cas le plus simple et j'ai admis qu'il était permis de négliger la 

 masse m de la corde ainsi que les forces qui tendent déjà à amortir le 

 mouvement sans qu'il y ait un condensateur, forces dont je représen- 

 terai P ensemble par/. Ce cas idéal sera d'autant plus près de la réalité 

 que T sera plus grand, toutes les autres circonstances restant d'ailleurs 

 les mêmes. A ce point de vue la fig. 2 satisfait mieux aux conditions 

 que la fig. 3, mais la valeur pratique de la méthode réside précisé- 

 ment dans la possibilité d'amortir les oscillations tout en réduisant 

 à un minimum le ralentissement de l'écart. En effectuant les mesures 

 on devra toujours tâcher de choisir pour T une valeur telle, qu'on se 

 trouve précisément à la limite entre un mouvement oscillant et un mou- 

 vement apériodique. Mais dans ces conditions T est relativement petit 

 et il n'est plus permis de négliger m et f. 



Il s'agit donc de savoir comment, m et / étant donnés, on peut cal- 

 culer la valeur de T qui correspond à ce cas limite. 



Je rappellerai en passant que, dans Félectromètre capillaire aussi, 

 l'amortissement du mouvement résulte de Faction simultanée d'un 

 frottement mécanique et d'un ralentissement par une capacité 2 ). La 



l ) 1 cr = 0,001 sec . 



") Quelques auteurs ont cru que le mouvement dans l'éleetromètre capillaire 



