AMORTISSEMENT DES OSCILLATIONS GALVA NOMETKJQUE S . 141 



résultante de ces deux actions produit un mouvement qui peut être 

 exprimé par une simple fonction exponentielle , d'une façon tout à fait 

 exacte ou tout au plus avec quelques faibles écarts. La résistance de 

 l'air ou d'un liquide, tout comme l'amortissement électromagnétique , 

 exercent sur le mouvement d'un corps ayant une certaine masse 

 précisément la même influence que la résistance du circuit sur le 

 mouvement de l'électricité dans la décharge ou la charge d'un con- 

 densateur. 



Un simple raisonnement nous apprend toutefois que l'addition d'un 

 condensateur au galvanomètre n'influe pas nécessairement sur les mou- 

 vements de la corde d'une façon qui est en rapport avec l'augmentation 

 des actions amortissantes, que j'ai représentées par/. 



En effet, l'intercalation du condensateur agit comme une variation 

 temporaire de la force exercée. Et la manière dont la force augmente 

 ou diminue d'un moment à un autre n'est pas déterminée ici par le 

 mouvement même de la corde, - — comme dans le cas d'un amortisse- 

 ment mécanique ou électromagnétique — , mais par le produit de la 

 résistance et de la capacité, c. à d. par T = rc. 



Quand on applique la méthode du condensateur, la nature du mou- 

 vement de la corde, tout près de la limite d'apériodicité, est donc 

 représentée par une formule assez compliquée. Aussi ne me suis-je pas 

 occupé de calculer la valeur de T pour ce cas limite, mais j'ai donné la 

 préférence à la détermination expérimentale directe. 



Comme exemples j'ai reproduit sur la planche ci-jointe (Pl. Y) quel- 

 ques courbes qui font voir le mouvement de la corde dans le cas limite 

 en question ] ). Les figures 4, 5 et 6 ont été faites avec la même corde 

 que les trois précédentes. Pour les raccordements je renvoie à la figure 

 schématique 2. L'écart est maintenant de 30 mm. On a encore une 

 fois que 1 mm. en abscisse = 0,002 sec. et 1 mm. en ordonnée = 

 2 X amp. 



n'était régi que par la charge du ménisque mercuriel. En réalité, c'est l'amor- 

 tissement par frottement mécanique qui joue le plus grand rôle. Voir Pflùger'.s 

 Arch. f. d. ges.Physiol., 79, 1, 1900; voir aussi Onderz. Physiol. Labor. Leiden, 

 2e série, n°. 4. 



l ) Les photogrammes de la planche ci-jointe ne rendent pas les courbes dans 

 leurs plus petits détails. Voilà pourquoi je mets volontiers des reproductions 

 photographiques directes des épreuves originales à la disposition de ceux qui 

 exprimeront le désir d'en recevoir. 



