AMORTISSEMENT DES OSCILLATIONS GALVANOMETBLQUES. 143 



point de rebroussement, après 1,1 cr, exactement sur la nouvelle posi- 

 tion d'équilibre. Elle revient ensuite de 0,9 mm. pour atteindre défini- 

 tivement la position d'équilibre. 



Si Ton se contente, clans la mesure de l'intensité de courant, d'une 

 précision de 3 %, le résultat est obtenu en 0,8 <r. Pour obtenir une 

 précision de 0,3 % on doit attendre 2,2 cr. 



Ces exemples suffiront pour faire voir ce que Ton peut attendre de 

 la méthode. Tl va de soi qu'en cherchant la valeur de T qui correspond 

 à l'état limite je me suis laissé guider par des considérations théoriques, 

 bien que je ne disposais pas d'une formule rigoureusement exacte. Une 

 de ces considérations revenait e. a. à ceci, que pour une corde donnée 

 et des résistances invariables la capacité requise pour obtenir l'état limite 

 doit être d'autant plus petite que la corde est plus fortement tendue. Car 

 la période t des oscillations de la corde diminue à mesure que sa tension 

 devient plus forte, et il est à prévoir que la valeur de la constante T 

 variera dans le même sens que la période t. 



Cette considération conduit à quelques prévisions paradoxales en 

 apparence. C'est ainsi qu'on devra s'attendre à ce que le mouvement 

 d'une corde fortement tendue, rendu apériodique par l'application de 

 la méthode du condensateur, redevienne oscillant quand la tension est 

 diminuée et le mouvement retardé en conséquence. Or une pareille éven- 

 tualité paraît être contredite par l'expérience que l'on acquiert dans 

 l'emploi d'autres galvanomètres, et l'on peut même dire de tous les 

 autres instruments où l'on observe des mouvements d'oscillation. 



J'étais donc bien curieux de savoir ce que l'expérience m'apprendrait 

 à ce sujet, mais elle a pleinement confirmé mes prévisions. Un fil de 

 quartz, tendu de telle façon qu'un écart permanent de 1 mm. corres- 

 pondait à un courant de 2 X 10 — 7 amp., présentait, après la ferme- 

 ture ou l'ouverture brusque du circuit (voir fi g. 2, p. 139), un certain 

 nombre d'oscillations. En intercalant une capacité de 0,135 //./'j'ai 

 amorti le mouvement de telle façon que la limite d'apériodicité était 

 atteinte. J'ai réduit ensuite la tension au quart de sa valeur primitive, de 

 sorte qu'un écart de 1 mm. était produit par 5 X 10 — 8 amp., et les oscil- 

 lations reparaissaient. Pour faire disparaître de nouveau les oscillations, 

 je devais alors augmenter jusqu'à 0,40 jCt/'la capacité intercalée. Ainsi 

 donc, pour une tension quatre fois plus petite, c. à d. quand la sensi- 

 sibilité devient quatre fois plus grande, la capacité et par conséquent 



