ROTATION MAGNETIQUE DU PLAN DE POLARISATION. 



157 



du plan de polarisation dans le quartz; elle a été appliquée par M. Yoigt ] ) 

 pour démontrer l'existence d'une double réfraction dans la vapeur de 

 sodium sous l'influence d'un champ magnétique, et M. Corbino 2 ) s'en 

 est servi dans une partie de ses dernières expériences sur le phénomène 

 en question. J'en donnerai la description en me servant comme illustra- 

 tion de la fig. 3. 



Un faisceau de lumière, parallèle ou non, provenant du soleil ou d'un 

 arc voltaïque, est polarisé en ligne droite au moyen d'un nicol; il 

 est concentré ensuite à l'aide d'une lentille. Cette lentille se trouve à 

 courte distance devant l'ouverture d'un électro-aimant de Euhmkorff 

 à pôles creux, de telle façon que la lumière, après avoir traversé la pre- 

 mière moitié de l'aimant suivant l'axe, vient se concentrer exactement 

 à égale distance des deux pôles. Entre ces pôles est placée une flamme 

 au sodium, obtenue de diverses façons, dont il sera parlé plus loin. 

 Après avoir traversé encore la deuxième moitié de l'aimant suivant 

 l'axe, la lumière frappe une seconde lentille qui fait qu'après avoir 

 encore traversé un prisme double de Eresnel elle vient se concentrer 

 sur la fente de l'appareil spectral. Dernière cette fente se trouve une 

 deuxième nicol servant d'analyseur. L'appareil spectral se composait 

 d'un grand réseau de Eowland, disposé d'une manière stigmatique de 

 la façon indiquée par MM. Runge et Paschen 3 ), parce que l'installa- 

 tion classique à la façon de Rowland ne convenait pas pour notre but. En 

 effet, l'installation d'après Rowland présente cette particularité que la 

 lumière venant d'un point quelconque de la fente s'étale, pour chaque 

 longueur d'onde , suivant une ligne verticale. Or, comme on le verra 

 dans la suite, il était de toute nécessité, dans mes expériences, que la 

 lumière provenant de divers points de la fente fût réunie de nouveau 

 en des points correspondants clans le spectre, une condition à laquelle 

 l'installation de Rowland ne satisfait pas en vertu de sou astigmatisme. 

 MM. Runge et Paschen 4 ), au contraire, ont fait remarquer que, si 

 Ton fait tomber sur le réseau de la lumière parallèle, ainsi p. ex. si la 

 fente est placée au foyer d'une lentille, la dispersion est réduite de 



1 ) Yoigt, Wied. Ann., 67, 360, 1899; Gôlt. Nachr., 1898, p. 355. 



2 ) Corbino, Rendiconli d. Reale Ae. dei Lincei, (5), 10,137; Nuovo Cimento, 

 (5), 3, 121. 



a ) Kayser, Handbuch der Spectroscopie, I, 482. 

 ') Runge et Paschen, Wied. Ann., 61, 647, 1897. 



