160 



J. J. HALLO. 



tance verticale au plan milieu. Dans ce plan médian , où les deux coins 

 dextrogyre et lévogyre ont la même épaisseur , la rotation est nulle; si 

 elle est positive au-dessus de ce plan, elle est négative au-dessous. Le 

 nicol analyseur h éteindra donc la lumière venant d'un point déterminé 

 de la fente, mais laissera passer de la lumière de part et d'autre jusqu'à 

 une certaine distance (déterminée évidemment par les dimeusions des 

 coins) où le plan de polarisation est tourné de +180° par rapport au 

 point considéré en premier lieu. En ces nouveaux points la lumière sera 

 de nouveau éteinte et ainsi de suite. Il en résulte que dans le spectre 

 observé en I on verra, moyennant la disposition stigmatique du réseau 

 choisie, des bandes alternativement claires et obscures. Si Ton place 

 maintenant , entre le polariseur et le prisme double, un corps transparent 

 qui fait tourner le plan de polarisation de la lumière d'un certain angle 

 pour une longueur d'onde déterminée, cette rotation se traduira par un 

 déplacement, vers le haut on vers le bas, des raies claires et obscures 

 pour la longueur d'onde considérée. En mesurant la grandeur de ce 

 déplacement on peut déterminer immédiatement la grandeur de la rota- 

 tion, quand on considère qu'à la distance de deux bandes sombres con- 

 sécutives correspond une rotation de 180°. 



Ainsi que je Y ai dit dans l'introduction, j'ai fait mes expériences en 

 plaçant entre les pôles de l' électro-aimant une flamme de sodium qui 

 devient, sous l'influence du champ magnétique, un milieu faisant tour- 

 ner le plan de polarisation de la lumière incidente pour des longueurs 

 d'onde voisines des raies d'absorption. Si nous observons donc dans ces 

 conditions l'image spectrale, nous devons constater que dans le voisi- 

 nage des raies d'absorption du sodium les bandes sombres se recourbent, 

 ainsi que le montrent nettement les photographies de la planche du 

 Tome VII de ces Archives. L'allure de ces bandes recourbées permet 

 de déterminer aisément la rotation pour les diverses longueurs d'onde. 

 Je parlerai plus loin de la manière dont j'ai fait les mesures quanti- 

 tatives. Pour le moment je veux donner encore quelques détails opéra- 

 toires. 



Comme source lumineuse je me suis servi la plupart du temps d'un 

 arc voltaïque excité par un courant de 8 à 9 amp., sous une tension 

 d'environ 65 volts. Dans notre laboratoire nous ne disposions pas d'une 

 batterie d'accumulateurs suffisamment puissante: la machine dynamo 

 seule permettait d'atteindre le voltage voulu. Or, comme j'avais besoin 

 pour la lampe électrique d'un courant d'intensité déterminée et pour 



