ROTATION MAGNETIQUE DU PLAN DE POLARISATION. 



163 



chacune des pièces polaires, assez pointues, était percé dans le sens de 

 Taxe un canal cylindrique de 2 mm. de diamètre, pour le passage de la 

 lumière. En modifiant la distance des pièces polaires et l'intensité du 

 courant, la puissance du champ pouvait être réglée à volonté. Les 

 champs les plus intenses dont je me suis servi mesuraient environ 

 25000 C.G. S.; la plus grande intensité de courant employée était 

 environ 25 ampères; le champ le plus puissant a été obtenu par une 

 distance polaire de 4 mm. Ordinairement cette distance était plus grande; 

 pour la plupart des photographies elle variait de 7 à 12 mm. et l'inten- 

 sité du champ n'était que de 12000 C. G. S. 



Pour mesurer le champ magnétique je me suis servi d'une spirale de 

 bismuth de Lenard, dont la résistance était à peu près de 8 ohms. Cette 

 résistance varie avec l'intensité du champ magnétique et une échelle 

 empirique appartenant à la spirale permettait de déduire cette intensité 

 du changement de résistance mesuré. Ces mesures ont été effectuées à 

 l'aide d'un galvanomètre de Desprez et d'AiisoNVAL, sensible, à grande 

 résistance; je déterminais la différence de potentiel aux extrémités de la 

 spirale, quand elle était traversée par un courant constant. 



Pour qu'une pareille méthode de mesurer un champ magnétique per- 

 mette d'atteindre un haut degré de précision, on a à prendre certaines 

 précautions ] ). Je me contenterai d'attirer ici l'attention sur l'influence 

 considérable de la température 2 ). Il est vrai que les erreurs de ce chef 

 peuvent être évitées en plongeant, suivant la méthode de Henderson, 

 la spirale bien emmaillotée dans un bain d'eau dont la température est 

 celle à laquelle se rapporte l'échelle empirique; mais par là la manière 

 d'opérer, si avantageuse précisément par sa simplicité, devient beau- 

 coup plus compliquée et serait difficilement applicable aux petites 

 distances polaires. Mais dans mes expériences ces précautions étaient 

 superflues, car j'ai mesuré tous les champs magnétiques dans un local 

 où la température ne s'écartait jamais de I e C. de celle pour laquelle 

 l'échelle empirique avait été établie. Cela n'empêche pas que j'aurais 

 dû prendre des mesures spéciales pour atteindre une précision plus 



*) La grande précision que cette méthode permet d'atteindre, quand on prend 

 toutes les précautions requises, est prouvée par les mesures très exactes de 

 champs magnétiques, effectuées par M. FâRBER, dans ses recherches sur le 

 phénomène de Zeeman. FâRBER, Drude's Ann. 12, 1902. 



2 ) Voir Henderson, Wied. Ann., 53, 912. 



11* 



