166 



J. J. H ALLO. 



petite table en cuivre, placée sur des vis calantes. Je reconnus que pour 

 obtenir une image spectrale bien pure il était nécessaire de contrôler 

 l'horizontalité au moyen d'un niveau à bulle d'air. Dans quelques expé- 

 riences je me suis servi d'un prisme de dimensions un peu plus petites, 

 30 mm. sur 8. Par l'emploi de ce prisme plus court, la distance entre 

 deux bandes sombres devenait à peu près deux fois aussi grande; je m'en 

 suis servi pour voir s'il ne donnerait pas plus de détails que l'autre. Tel 

 n'était pas le cas, et, comme l'image fournie par le prisme le plus long 

 était moins étalée et par conséquent plus nette, j'ai préféré employer 

 ce dernier. 



Je disposais d'une très bonne fente; la largeur en pouvait être réglée 

 par une vis micrométrique et mesurée par une lecture sur le tambour 

 gradué. Je rendais la tente assez étroite pour pouvoir observer, dans le 

 spectre du deuxième ordre, une dizaine des raies de Feaunhopee 

 situées entre les deux raies B. 



L'analyseur h était un petit nicol taillé en rectangle, placé immédia- 

 tement derrière la fente. 



Ainsi que je l'ai déjà dit, le réseau était installé pour une lumière 

 parallèle. Le miroir i, qui servait à rendre parallèle le faisceau venant 

 de la fente, placée en son foyer, était un miroir concave en métal, 

 de 651 cm. de rayon, particulièrement bien poli et fabriqué par 

 M. Beashear, qui fournit aussi les miroirs servant à la fabrication des 

 réseaux de Rowland. 



Mon réseau avait un rayon de 6,5 m. et était strié sur une étendue 

 de 14 cm.; le nombre des stries était de 10000 par pouce anglais. 



J'ai pris des précautions particulières pour mettre toute l'installation 

 à l'abri des trépidations. La fente, le miroir, le réseau et la chambre 

 noire étaient disposés sur uu banc ABC, formé de deux lourdes poutrel- 

 les de fer en double T placées en équerre, et reposant sur deux tables 

 en bois, longues et solides. En glissant en divers endroits des coins de 

 bois sous les pieds des tables et sous les poutrelles, j'ai assuré la par- 

 faite stabilité de l'installation. Pour éviter autant que possible les 

 vibrations de la tige de cuivre, qui reliait la chambre noire au statif 

 portant le réseau, j'y ai vissé des lattes de fer transversales, reliées à 

 leur tour par des fils de fer croisés et fortement tendus. 



J'ai fait mes observations dans le spectre du deuxième ordre. Quand 

 il s'agissait de faire une épreuve photographique, il fallait tenir compte 

 des rayons appartenant à un spectre d'un autre ordre. Avec les raies D 



