SUR LE GALVANOMETRE A CORDE 



(Troisième communication) 

 (Analyse des courbes galvanométriques. Masse et tension du fil de quartz et 

 résistance au mouvement du fil.) 



PAR 



W. EINTHOVEN. 



1. Introduction. 



Si l'on enregistre les mouvements du fil de quartz du galvanomètre, 

 dans le but d'examiner diverses oscillations irrégulières clans la tension 

 électrique ou le courant, la courbe directement tracée donne dans un 

 grand nombre de cas une image exacte, ou à peu près, des variations 

 cherchées. Cela a notamment lieu quand les écarts de la corde sont 

 apériodiques et se produisent plus rapidement que les variations de 

 courant qui doivent être enregistrées. Je citerai comme exemple Tenre- 

 gistration galvanométrique de Télectrocardiogramme humain, dont les 

 divers sommets étaient reproduits dans les proportions exactes par le 

 tracé, ainsi que je F ai démontré antérieurement J ). 



Quand on veut enregistrer des oscillations très rapides du courant, 

 on doit faire en sorte que les mouvements galvanométriques soient éga- 

 lement de très courte durée, ce que l'on obtient en tendant fortement 

 la corde. Mais dans ces circonstances on doit, pour éviter des oscilla- 

 tions de la corde, amortir ses mouvements de l'une ou l'autre façon. 

 La méthode du condensateur peut rendre ici de grands services 2 ), sur- 

 tout quand on l'applique de telle façon que le mouvement du fil de 

 quartz soit presque à la limite d'apériodicité. 



Il faut remarquer toutefois que le galvanomètre devient de moins en 



») Ces Archives, (2), 9, 208, 1904. 

 2 ) Ces Archives, (2), 10, 137, 1905. 



