SUR LE GALVANOMÈTRE A CORDE. 



415 



moins sensible à mesure que ses mouvements s'accélèrent. Si la durée 

 d'un écart, supposé maintenu à la limite d'apériodicité, est rendue a 

 fois plus petite, la sensibilité le devient a- fois. 



Or, il peut arriver que Ton ait à mesurer des oscillations de courant 

 très rapides, et tellement faibles qu'elles exigent une grande sensibilité 

 du galvanomètre pour pouvoir être observées et mesurées; dans ces 

 conditions, la méthode du condensateur ne peut plus être appliquée 

 avec succès. 



Si les écarts du galvanomètre sont, dans ces conditions, moins rapides 

 que les oscillations du courant que Ton veut examiner, la courbe tracée 

 par le galvanomètre ne rend plus exactement ces variations. Nous 

 devons alors calculer la valeur véritable des oscillations du courant en 

 partant des propriétés de l'instrument employé et des données fournies 

 par renregistration directe, ainsi qu'on doit le faire avec beaucoup de 

 courbes fournies par rélectromètre capillaire. Ces calculs peuvent con- 

 duire à la construction d'une nouvelle courbe, qui rend alors exacte- 

 ment dans tous ses détails les oscillations considérées. 



On se rappellera la façon dont on soumet au calcul les courbes de 

 rélectromètre capillaire *). Les courbes tracées par le galvanomètre à 

 corde satisfont-elles aux mêmes exigences, et peut-on y appliquer les 

 mêmes calculs? 



A cette question on doit, en général, répondre par la négative. 

 Dans le travail suivant je tâcherai d'analyser les courbes du galvano- 

 mètre à corde, et je ferai voir qu'elles donnent lieu à, des constructions 

 tout aussi précises que celles fournies par Félectromètre capillaire, mais 

 le mode de calcul est différent. 



JNous sommes ainsi tout naturellement conduits à parler de quelques 

 propriétés du galvanomètre, notamment de la tension et de la masse de 

 la corde et de la résistance au mouvement. Nous tâcherons d'exprimer 

 en unités absolues la mesure de ces trois grandeurs, et par là nous 

 mettrons encore mieux en lumière leur signification au point de vue de 

 l'utilité pratique de l'instrument en général, et des modifications que 

 l'on pourrait faire subir au galvanomètre pour le faire servir à des 

 usages particuliers. 



x ) Pour la bibliographie voir Pfluger's Archiv, 99, 472, 1903. 



